— 12 — 
máximo hueco, ó 180 o del punto en que el objeto de estudio vuelve a pasar por el 
plano de fondo de los puntos de referencia más distantes en sentido radial. 
El estereogoniómetro es, pues, un aparato indispensable para la determina¬ 
ción de los ángulos de posición o rumbos del movimiento de las estrellas. Pero, 
además, ofrece otras ventajas. Supongamos, en efecto, que hemos obtenido una 
fotografía estereoscópica terrestre de puntos conocidos en cuanto a distancia y 
posición respecto a nosotros. Colocadas ambas fotografías en la posición del má¬ 
ximo relieve, las haremos girar hasta que llegue el momento en que, sensiblemente, 
el relieve haya desaparecido. Sea a el ángulo que leemos en el nonio del estereo¬ 
goniómetro. Continuaremos girando en el mismo sentido, y llegaremos a un án¬ 
gulo a' en el que juzgaremos que el punto objeto de observación va a mostrarse en 
hueco inmediatamente y con evidencia. Es claro que- 
■nos da el valor del án- 
2 
guio según el cual el relieve deja de ser perceptible. Sea <í> el valor angular rela¬ 
tivo de desplazamiento máximo, y cuya situación o ángulo de posición dista teóri¬ 
camente 90 o del ángulo -—77—• La expresión c]) X sen -—n— n os dará el míni- 
mo desplazamiento perceptible para nosotros. Hagamos $ X sen 
a — a 
~2 
m, y 
observemos, ahora, una estrella cuyo movimiento propio nos es desconocido. 
Busquemos el valor -— ry—, 0 sea el valor intervalo en que el relieve de dicha es¬ 
trella se anula; es evidente, entonces, que el máximo relieve de la estrella vendrá 
m 
expresauo por 
sen 
a — a 
2 
Conforme se ve, el estereogoniómetro constituye también en el fondo uin 
aparato estereométrico, que puede ser controlado por observaciones de relieve o 
hueco efectuadas con un astro de desplazamiento conocido en valor y en direc¬ 
ción tal como el planeta Neptuno o una estrella de movimiento rápido conocido (1). 
(1) La fórmula---ofrece el inconveniente de que el valor del máximo relieve llevará un 
a’ — a 
error que será el que lleve m multiplicado por una cantidad superior a /. De todos modos, si el yalor 
de ni ha sido determinado cuidadosamente para cada observador, el error cometido es muy pequeño, y 
para desplazamientos siempre pequeños el error resultante no será considerable. Sin embargo, puede 
ser de mucha utilidad, en algunos casos, la formación previa de una escala estereométrica, sirviéndose 
de Neptuno o de una estrella, conforme queda dicho más arriba. Las imágenes diferentes de estos astros 
con relación a las estrellas del fondo, se dispondrán en tiras delgadas de papel que fácilmente podrán 
montarse sobre el estereogoniómetro. La comparación simultánea de relieves o huecos de Neptuno y 
de las estrellas objeto de estudio nos podrán suministrar, con mucha aproximación, su desplazamien¬ 
to por igualdad de sensación, observando la estrella según una dirección cuya distancia angular al án¬ 
gulo de posición del movimiento de la estrella nos sea conocida. En el caso de ser el desplazamiento 
muy grande (un cierto número de segundos de arco), es preferible emplear el micrómetro como Instru¬ 
mento de medida. Aquí sólo me refiero a desplazamientos de orden mínimo, por lo común no medibles 
o difícilmente medibles micrométricamente. 
576 
