ESTADÍSTICA SISMOLÓGICA DE 1911 
Observatorio Fabra (Barcelona) 
por el académico numerario 
D. José Comas Sola 
Sesión del día 29 de febrero de 1912 
Durante el año 1911 han funcionado los siguientes sismógrafos: 
Microsismógrafo de Vicentini 
Longitud de la plomada. 1,0 metros. 
Peso de la masa. 100 kgs. 
Ampliación de la comp. horizontal EW. 75 veces. 
Ampliación de la comp. horizontal NS. 82 veces. 
Longitud de la barra horizontal. 1,28 metros. 
Peso de la masa. 50 kgs. 
Amplificación de la comp. vertical. 158 veces. 
Velocidad del papel (ahumado). 30 cm por hora. 
, Microsismometrógrafo vertical de Agamennone 
Este aparato no ha entrado en servicio, en 1911, hasta después de la re¬ 
forma de que fue objeto, á principios de año. Entró en funciones normales á 
i.° de año. El sismógrafo Agamenonne, reformado por el que suscribe, ha tra¬ 
bajado durante el resto del año con los siguientes elementos: 
Duración de una oscilación completa. 4 S ,4. 
Peso de la masa. 520 kgs. 
Una comp. horizontal NE.-SW que amplifica. ... 72 veces. 
Velocidad del papel. 28 cm por hora. 
Inscripción sobre papel ahumado. 
La sensibilidad de este aparato, así montado, ha sido sumamente satis¬ 
factoria. 
MEMORIAS .—TOMO X. 
231 
35 
