SOBRE LOS PRIMEROS RESULTADOS OBTENIDOS 
CON EL ANEMÓMETRO DE ASI IRACIÓN DEL OBSERVATORIO FaBRA 
por el Académico numerario 
Dr. Eduardo Fontseré 
Sesión del día 27 de noviembre de 1913 
Conforme tuve el honor de manifestar a la Academia, el anemómetro del Ob¬ 
servatorio Fabra ha sido recientemente transformado, con el objeto de obtener 
de él el máximo rendimiento posible. Los fines que se han perseguido con esta 
transformación han sido: i.° conseguir el funcionamiento de la pluma inscriptora 
de las velocidades, que no había podido obtenerse con los tubos de Bourdon 
aplicados al aparato; 2. 0 dar a los movimientos de dicha aguja amplitudes casi 
proporcionales a la velocidad del viento; 3. 0 obtener la permanencia de las cons¬ 
tantes instrumentales, independientemente de la elasticidad de las piezas metáli¬ 
cas ; 4. 0 disponer de medios con que formar, siempre que convenga, la tabla de 
reducción de la escala de los anemogramas. 
Discutidos los diferentes procedimientos aplicables a nuestro anemómetro, 
adopté definitivamente el de substitución de los tubos de Bourdon por un sistema 
de vasos comunicantes, propuesto por el ayudante de la Sección Meteorológica del 
Observatorio, Dr. Jardí. De estos vasos, el más estrecho, K, es completamente de 
fundición y está cerrado a la atmósfera libre por la parte alta, por donde comu¬ 
nica con los tubos de Venturi instalados en la veleta 5 "; el otro A, que comunica 
interiormente con el primero, está abierto por la parte superior, terminando en 
un tubo de vidrio, T. En ambos hay mercurio, y en el vaso abierto, que es el más 
ancho, flota un cilindro de boj, B, dotado de movimientos verticales por efecto 
de la succión que los tubos de Venturi ejercen en el vaso cerrado. Estos movi¬ 
mientos son los que se transmiten a la aguja inscriptora G. 
Por efecto de la velocidad del viento, la succión que se ejerce sobre el vaso 
cerrado del receptor aumenta próximamente como el cuadrado de la velocidad ; 
ésta es próximamente la ley a que se sujetan hasta cierto punto los anemogramas 
que durante varios años han venido obteniéndose con el excelente anemómetro 
del Observatorio que D. Rafael Patxot poseía en San Feliu de Guixols, aparato 
que por donación de este ilustre hombre de Ciencia ha pasado al Observatorio 
de Montserrat, y del cual fué copiado el del Observatorio Fabra. En virtud de 
esta acción del viento sobre el aparato, corresponde una gran amplitud para los 
MEMOBIAS.—TOMO X. 
571 
«2 
