— 4 — 
vientos huracanados, y una amplitud casi nula para los vientos ordinarios, cir¬ 
cunstancia preciosa para los fines a que se destinó el anemómetro de S. Feliu, es¬ 
pecialmente dispuesto para el estudio de las tramontanas del Ampurdán, pero que 
carecía de toda finalidad en el Tibidabo, donde los vientos huracanados son raros, 
y en que los vientos normales han de ser el principal objeto de estudio. 
Dentro del plan de observaciones a que se tenía que someter el aparato, era, 
pues, preciso acortar la parte alta de la escala de los anemogramas de modo que no 
existiese una desproporción excesiva entre las longitudes recorridas por la plu¬ 
ma y las velocidades del viento, resultado que se ha obtenido haciendo comunicar 
el flotador, por medio de una cadenilla Yaucanson, con una polea D, acoplada a 
una excéntrica C debidamente diseñada, y ésta, por otra cadenilla y un alambre 
de acero, con una palanca E fijada al eje de la pluma inscriptora. De esta manera 
se ha conseguido modificar la escala instrumental en la forma que se expresa en 
las divisiones que figuran a la derecha de las gráficas que tengo el honor de 
presentar. 
Habiéndose tenido que construir esta transmisión partiendo de meras con¬ 
jeturas acerca de los valores de partida y sin la ayuda de datos previos de ninguna 
clase acerca de la fuerza media y máxima del viento en el Tibidabo, por no ha¬ 
berse hecho hasta ahora observaciones anemométricas en la montaña, la actual 
transmisión debe considerarse como provisional, y en particular la excéntrica será 
substituida por otra perfectamente adecuada a lo que la experiencia dé de sí res¬ 
pecto a los registros actuales, cuando se posea ya un año completo de observacio¬ 
nes y se hayan determinado todas las constantes que corresponden a la serie de 
anemogramas que estamos reuniendo. 
Uno de los defectos que se habían notado en el anemómetro, era el peso de 
la plumilla de las velocidades, que frenaba de un modo excesivo las piezas someti¬ 
das a los efectos de la aspiración del viento. Se ha solventado esta dificultad, ali¬ 
gerando el peso de todo el sistema del inscriptor, equilibrándolo cuidadosamente 
y substituyendo la plumilla primitiva por un depósito de tinta más ligero, articu¬ 
lado de modo que se apoya apenas en el papel, y siempre con la misma fuerza, 
cualquiera que sea la deformación que por efecto de la humedad u otras causas 
experimente el papel del registrador. Esta pluma articulada se representa en el 
croquis en figura aparte (GJ. 
Todo el sistema de inscripción del tiempo, así como el de las direcciones de 
la veleta, se ha dejado tal como salió de las manos del constructor, pudiéndose con¬ 
sultar, sobre el particular, la nota que figura en la Meteorología catalana del 
Sr. Patxot. 
Un punto esencial, para la utilidad del trabajo, era poder reducir con exac¬ 
titud las indicaciones de velocidad de los anemogramas. Para ello, en el transcurso 
del presente mes, he hecho adosar al aparato un manómetro de agua, R, que pue¬ 
de empalmarse, cuando sea preciso, a un tubo O soldado al conducto Q del aspi¬ 
rador. Aprovechando la ocasión de esta reforma, se ha terminado la parte verti- 
572 
