tos usados en fotometría, y en ellos está fundada la que exponemos a conti¬ 
nuación. 
A.— Clasificación de las maneras de establecer la comparación de dos 
ILUMINACIONES. 
i.° Por comparación directa o método de igual claridad. —En este método 
o procedimiento de comparación, el ojo recibe siempre y simultáneamente dos 
sensaciones luminosas, que, procedentes de los dos focos que se trata de compa¬ 
rar, impresionan regiones distintas pero contiguas de la retina; variando la in¬ 
tensidad de una de las iluminaciones o de las dos a la vez, se procura que 
ambas iluminaciones produzcan en el ojo la misma sensación luminosa. 
Según el dispositivo adoptado, cabe establecer las .cinco subdivisiones siguien¬ 
tes : 
a .—Método en el cual se observa la igual intensidad de iluminación de dos 
superficies mates, que reciben la luz de los focos que se trata de comparar, en 
igualdad de condiciones. (Fotómetros de Bouguer, Foucault, Lambert, Rumford, 
Ritchie, Viole, Joyl, Martens, Bechstein, etc).. 
b. —Método en el que los rayos procedentes de un foco luminoso penetran di¬ 
rectamente en el ojo, y los del otro después de sufrir una reflexión. (Fotómetros 
de Bunsen, Swan, Hesehus, Lummer-Brodhun en sus dos variedades de igualdad 
y de contraste, Weber, etc.) 
c .—Método en el que los dos focos luminosos producen respectivos sistemas 
de franjas de interferencia entre dos superficies muy próximas, uno por reflexión 
y otro por refracción; ambos sistemas se superponen de manera que las franjas 
brillantes de uno coinciden con las obscuras del otro. Cuando los dos sistemas ad¬ 
quieren la misma intensidad, resultan complementarios, y el campo aparece uni¬ 
formemente iluminado. (Fotómetros de Fudhs, Lummer, etc., aplicados especial¬ 
mente a la pirofotometría). 
d. —Métodos fundados en la polarización de la luz. 
La comparación puede establecerse de dos maneras diferentes: 
a) El campo fotométrico está formado por un bicuarzo de Soleil sobre el que 
inciden las dos luces polarizadas en ángulo recto, apreciándose la igualdad de 
intensidad por la desaparición del tinte coloreado (Babinet). 
¡ 3 ) Aparatos fundados en el empleo del polaricopio de Savart. El doble 
sistema de franjas superpuestas desaparece completamente por resultar aquéllas 
complementarias, cuando las iluminaciones que se comparan adquieren la misma 
intensidad. (Wild). 
e. —Método en el cual se observan directamente los objetos luminosos mismos 
o sus imágenes obtenidas en condiciones especiales. Sirven especialmente para 
medir el brillo. Pertenecen a este tipo la mayor parte de los fotómetros estelares. 
(Wollaston, Zóllner, Chacornac, Wheatstone, etc.). 
2. 0 Método del centelleo. —Este procedimiento de apreciar la igual inten¬ 
sidad de dos iluminaciones fué descubierto por Rood en 1893, y no ha sido 
581 
