— 9 — 
Wybauw; así como los dispositivos Kriisis, Fleming, Steinmetz y Ryan, Mace de 
Lepinay y Nicati, etc. 
Dentro del mismo método, formando si se quiere grupo aparte, deben 
incluirse los procedimientos llamados de extinción, en el que la impresión lumino¬ 
sa, generalmente punctiíarme, se debilita hasta la desaparición completa. Tal 
manera de operar se aplica casi exclusivamente a las medidas astronómicas. 
(Fotómetros de Pritchard, Pickering, etc.). 
5. 0 Deben reunirse en un quinto grupo algunos fotómetros o métodos foto- 
métricos para usos especiales, como por ejemplo los destinados a la medida de la 
intensidad de luces instantáneas como las chispas eléctricas, los aparatos inte- 
gradores y otros que no tienen cabida >en los métodos anteriores. 
6.° Fotómetros no fisiológicos, en los cuales se aprecia la igual intensidad 
de dos radiaciones: 
a) por sus propiedades químicas (fotómetros químicos y fotográficos de 
Bunsen, Witwer, Marchand, Stelling, Abney, etc.) 
b) por sus propiedades físicas, especialmente fotoeléctricas (fotómetros de 
selenio de Siemens, fotómetros y pirofotómetros de Fery, fotómetro ionizante 
de Elster y Geitel, bolómetro, etc., etc.). 
c) por sus propiedades físico-químicas (fotómetros físico-químicos de 
Becquerel, Egaroff, etc., fundados en la variación de la f. e. m. de una pila por la 
acción de la luz). 
7. 0 Los espectrofoiómetros, o fotómetros especiales para comparar las inten¬ 
sidades luminosas de dos focos para una misma región del espectro. Por la 
manera de establecer la comparación, todos caen dentro del método de compara¬ 
ción directa, y por la manera de presentar las iluminaciones al campo pueden 
dividirse en la siguiente forma : 
a) Espectrofotcmetros que producen dos espectros contiguos y paralelos, ya 
sea por una sola rendija o por dos independientes; por un diafragma especial que 
forma el campo del fotómetro se dejan visibles las partes que se quieren compa¬ 
rar. (Wievordt, Crova, Glan, etc.). 
b ) Aparatos en que la igualación se consigue por la desaparición de las 
franjas de Fizeau y Foucault (Viole). 
c ) Aparatos en que la igualación se consigue por la desaparición de las 
franjas de Savard (Wild Wagner). 
d ) Aparatos espectrofotométrieos que utilizan el prisma de Lummer-Brod- 
hun (Kriiss, Lummer-Brodhum). 
e) Aparatos en los que el campo lo forma el biprisma de Martens (Koenig, 
Martens y Grunbaum). 
/) Aparatos en los que sólo se comparan las radiaciones que atraviesan cier¬ 
tos iredios absorbentes (Aparato de Weber y otros). 
Permitidme que, como paréntesis, exponga ciertas particularidades propias 
de algunos de los métodos expuestos, porque aparte del interés que ofrecen en sí 
memobias.—tomo x. 583 
