— 13 — 
es necesario que la anchura relativa de los sectores pueda regularse y medirse 
estando éstos en movimiento. 
Es digna de notarse la variante de este método introducida por Brodhum en 
su Strassenphotometer , en el que el sector es fijo y fácilmente regulable y el rayo 
giratorio por medio de un sistema de prismas de reflexión total convenientemente 
dispuestos. 
4. 0 Métodos fundados en los fenómenos de polarización de la luz .—'Sirve 
de base a los mismos la conocida ley de Malus: 
I. 2 = I I C&S 2 Cp 
Las dos luces que se comparan están polarizadas en ángulo recto; examinán¬ 
dolas por medio de un analizador, por ejemplo, un prisma de nico:l, podrá siempre 
conseguirse, para un valor conveniente de cp , que 
7 2 eos 2 cp =/ t sen 2 <p; de donde: I. 2 = l l tg 2 <p. 
Puede estar polarizada una sola de las luces, en cuyo caso, la intensidad de 
ésta es superior a la de la no polarizada, se podrá realizar: 
h = /, eos 
En este caso convendrá operar por el método de substitución. (Regularizan la 
luz por las leyes de la polarización los fotómetros de Arago, Bernard, Martens, 
Zólner, Wild y muchos otros). 
5. 0 Métodos que debilitan la iluminación empleando medios absorbentes 
de la luz .—Cuando un rayo luminoso atraviesa un medio homogéneo de caras pa¬ 
ralelas, la intensidad a la salida es 
7 , = K1 
siendo K el coeficiente característico del medio. Si el rayo atraviesa sucesiva¬ 
mente varias placas absorbentes cuyos coeficientes de transmisión sean K t , K 2 ... 
la intensidad final será: 
In ■— K { K . 2 Kn ó, 
o bien 
In = & I 
si 7T, = K 3 == ••• Kn. 
El empleo de láminas absorbentes de caras paralelas permite sólo obtener in¬ 
tensidades que varían de una manera discontinua; para obtener todos los valores 
5S7 
