— 20 - 
igualación de ambas intensidades en el método del centelleo. Al desaparecer el an¬ 
tagonismo entre la acción de las dos clases de elementos sensibles, deben disminuir 
notablemente las anomalías de Purkinje y de la mancha amarilla, lo cual viene 
comprobado por la experiencia. 
La diferencia de tiempo de retención de las imágenes por los bastoncillos y 
los conos, parece quedar confirmada por multitud de leyes y experimentos que 
Dow cita para argumentar su hipótesis. 
Trabajos análogos, aunque menos completos, han verificado Stuhr, Millar, 
Wilde, etc.; pero los resultados a que han llegado no concuerdan todos entre sí 
ni con los de Dow. 
El estudio completo y concienzudo de los diferentes métodos fotométricos 
aplicados a la fotometría heterocromática es muy reciente y se debe a Ives. Sus 
trabajos los encontramos en una serie de artículos interesantísimos (i), que pre¬ 
sentan el estado actual de la cuestión. 
En las primeras investigaciones, Ives establece un parangón entre el método 
del centelleo y el de comparación directa. El fundamento del método seguido con¬ 
siste en obtener las curvas de luminosidad espectral de una lámpara eléctrica por 
ambos procedimientos en igualdad de circunstancias, pudiéndose alterar de unas 
observaciones a otras las intensidades de iluminación y la abertura del campo. 
Describiré con alguna detención el dispositivo empleado por Ives (figura 
2. a ), porque de él me he servido en las investigaciones a que se refiere la tercera 
parte de este trabajo. Un espectrómetro Hilger, de desviación constante, forma 
de la manera ordinaria un espectro real en el plano focal del anteojo; en este pla¬ 
no y substituyendo al ocular, se ha colocado una rendija ocular (i) de 0,05 mm. de 
ancho por 2 de alto. El ojo del observador, colocado inmediatamente detrás de 
esta rendija, observa la cara del prisma (2) iluminada con luz monocromática, de 
una fuerza determinada por la andiura de las rendijas ocular y del colimador (1 
y 3). La longitud de onda de la luz observada se va variando, y se determina por 
medio del tambor micrométrico que lleva el espectrómetro (4). Entre el prisma y 
el anteojo existe un disco de metal dividido en cuatro sectores de 90 o , de los cua¬ 
les, se han recortado dos opuestos (6); la superficie de los que quedan se ha ex¬ 
puesto a los humos de una cinta de magnesio encendida, quedando así recu- 
bievtos de una capa de óxido de un blanco purísimo. A este disco se le puede 
imprimir un movimiento de rotación por medio de un motor eléctrico montado 
en serie con una resistencia variable que permite regular la velocidad, pudiendo 
ser ésta medida por medio de un taquímetro eléctrico Weston. Delante de la 
rendija del colimador hay una lámina de vidrio esmerilado (9), y a continuación 
un banco fotométrico (11) con su correspondiente lámpara (10) móvil a lo largo de 
él. Otro banco fotométrico (7) con soporte y lámpara (8) se halla colocado perpen¬ 
dicularmente al disco de sectores y a 45 o con el eje del anteojo. 
(1) PJülosophical Magazine, 1912. Vol. 24, págs. 149 , 352 , 744, 845, 853 
594 
