21 - 
Veamos ahora la manera de operar. La lámpara (8) que ilumina el disco, se 
coloca a una distancia conveniente de éste para que produzca sobre su superficie 
una iluminación de un número de lux determinado ; entonces se hace girar el 
disco hasta una posición tal que el borde radial de uno de los sectores biseque 
por mitad el campo fotométrico, de manera que éste quede formado, una mitad 
por la superficie blanca del disco, y la otra mitad por la luz monocromática que 
Bispositivo de las experiencias de Ives 
1. Pupila ocular; 2, Prisma do dispersión; 3, Rendija del colimador; 4, Tambor micrométrico de la 
rendija; 5. Tambor micrométrico de longitudes de onda; 6. Disco de sectores rotativo; 7, Banco foto- 
métrico; 8, Lámpara de comparación; 9, Vidrio esmerilado; 10; Lámpara cuya luz es dispersada por 
el espectrómetro; 11, Banco fotométrico; 12, Serie de diafragmas; 13, Diafragma colocado en su lugar. 
ha atravesado el prisma del espectrómetro. Colocado el tambor micrométrico de 
manera que aparezca en el campo la región media del espectro (\= 574pp ), se da 
a la rendija del colimador una anchura de 0,1 mm., se mueve la lámpara (io), que 
ilumina el vidrio esmerilado, hasta que las dos mitades del campo aparezcan sen¬ 
siblemente de la misma intensidad, y se fija la lámpara en esta posición. Entonces 
se comienzan las series de mediciones por el método de comparación directa y por 
el del centelleo, obteniéndose la igualación del campo por variación de la anchura 
de la rendija del colimador. Se lleva al campo de visión otra región del espectro, 
midiendo la longitud de onda correspondiente con el micrómetro, y se repiten las 
series de medidas como antes; y así se va recorriendo sucesivamente todo el es¬ 
pectro visible. Las intensidades relativas de cada luz espectral estarán en razón 
inversa de las anchuras de la rendija del colimador. 
595 
