29 - 
El espectroscopio empleado es también un espectrómetro de la casa Hilger de 
Londres. El modelo corresponde a un tipo especial que presenta un espacio mayor 
que de ordinario entre el prisma y el colimador, con el fin de poder intercalar 
entre ambos una escala de Michelson, un patrón Fabry & Perot, etc. Este mayor 
espacio ha servido admirablemente para colocar el soporte con el disco de sec¬ 
tores giratorio; mas como éste -debe interponerse entre el prisma y el anteojo, 
he invertido las posiciones del anteojo y del colimador, trabajando el espectróme¬ 
tro en condiciones análogas ; únicamente que los rayos atraviesan el prisma en sen¬ 
tido contrario que ordinariamente. 
Ni la rendija propia del espectrómetro, ni otra suplementaria algo más perfec¬ 
cionada, de la misma casa constructora, que posee el Laboratorio, pudieron ser 
usadas con resultado satisfactorio, a causa del juego o movimiento perdido que 
poseen los tornillos. Este defecto, que puede eliminarse en los usos corrientes del 
espectrómetro, constituye un inconveniente capital en el trabajo que nos ocupa, 
pues continuamente hay que mover los bordes de la rendija en uno y otro sentido 
y es condición precisa medir su anchura con toda exactitud. Por tal motivo 
apliqué al aparato la rendija de un espectrofotómetro Martens de la casa Schmit, 
de Berlín, cuyo funcionamiento es irreprochable. El movimiento perdido se halla 
eliminado por medio de muelles que mantienen las mandíbulas en presión cons¬ 
tante sobre el tornillo. Las desigualdades del paso de rosca de éste han sido 
estudiadas colocando la rendija bajo el microscopio del comparador, resultando 
completamente despreciables para nuestro objeto. Además esta rendija presenta 
los dos bordes móviles al mismo tiempo en cantidades iguales y sentidos con¬ 
trarios, permaneciendo el centro en la misma posición, particularidad que no 
ofrecían los otros modelos de que podía disponer. 
También fueron objeto de estudio y corrección las divisiones del tambor me¬ 
didor de longitudes de onda, refiriendo las lecturas a rayas espectrales conocidas. 
La amplitud del campo fotométrico empleada ha sido siempre la misma, la 
mayor que permitía el aparato. La forma del campo era la de un círculo de 
27 mm. de diámetro con dos segmentos diametralmente opuestos recortados, y 
cuyas cuerdas paralelas distaban 18 milímetros (figura 3. a ). La longitud focal del 
anteojo era de 278 mm., correspondiéndole por consiguiente las ¡aberturas an¬ 
gulares máxima y mínima de 5°,57 y 3°,7i. 
La rendija ocular estaba formada por una abertura rectangular de 2,16 mm. 
X 0,65 mm.; por consiguiente el valor de las iluminaciones se refiere a una 
abertura papilar de 1,40 mm 2 de área , y si se quieren reducir a como serían vistas 
por una pupila libre, deberán multiplicarse por el cociente del área de esta pupila 
en milímetros cuadrados por 0,40. 
Además hay que tener presente que la superficie blanca se mira a través del 
objetivo del anteojo, y que éste absorbe una parte de la luz que incide sobre él. 
Para tener en cuenta esta circunstancia, por medio de un fotómetro de Lummer- 
Brodhun y utilizando la luz de las mismas lámparas empleadas en mis expe- 
603 
