de partida, o mejor dicho, para adoptar una unidad paira las medidas de E, suponía 
que E y F eran iguales para 300 lux, y para los restantes valores de F, E tenía 
el que resultaba de la anchura de la rendija correspondiente. 
Debo hacer observar que operando de esta manera y partiendo de 2 lux y 
una anchura de rendija de 0,1 milímetros, para 300 lux deberían corresponderle 
rendijas del orden de 15 milímetros, que ni el aparato puede producir ni es ad¬ 
misible emplear. 
Para salvar esta dificultad, y con el fin de que las rendijas no pasasen de una 
anchura de un milímetro, modifiqué el procedimiento de la siguiente manera: 
Partiendo de una iluminación de 2 lux y de una rendija de 0,1 milímetros 
aproximadamente, operaba tal como queda indicado para iluminaciones crecientes 
y rendijas cada vez más anchas, hasta que éstas alcanzaban el valor de un milíme¬ 
tro como máximo; entonces, sin variar la posición de la lámpara B, cerraba nue¬ 
vamente la rendija hasta una anchura próximamente igual a 0,1, acercaba la A al 
vidrio esmerilado lo suficiente para compensar la menor abertura de la rendija, 
comenzando otra vez las series de mediciones de la manera descrita. 
Las dos series de lecturas verificadas en la misma posición de la lámpara B, 
una con la rendija ancha y otra con la rendija estrecha, sirven para enlazar las 
dos series de valores de la iluminación de la luz coloreada, respectivamente supe¬ 
riores e inferiores al valor de la iluminación a que se ha hecho el cambio de 
rendija. 
Para los límites de iluminación empleados, bastaba verificar el mencionado 
cambio dos veces únicamente. En las series de lecturas verificadas cuando se 
procedía por iluminaciones decrecientes, se operaba de una manera análoga. 
Verificación de las condiciones del Laboratorio fotoniétrico .—Como se des¬ 
prende de la manera de operar descrita, es de la más alta importancia el iluminar 
el disco giratorio con cierto número de lux determinado y preciso ; y como esta 
iluminación es producida por una lámpara contrastada colocada a una distancia 
conocida, es condición necesaria que los reflejos de las paredes y de los objetos 
colocados en el interior del laboratorio no perturben la iluminación directa. La 
comprobación de las buenas condiciones del laboratorio fué objeto de un estudio 
previo especial. El procedimiento seguido fué el de medir la iluminación pro¬ 
ducida por una lámpara sobre una pantalla colocada en el mismo lugar que debía 
ocupar el disco, y observar si -se cumplía la ley de la razón inversa del cuadrado 
de la distancia. Utilicé para este estudio un fotómetro Weber de la casa Schmit (1) 
especialmente apropósito para este objeto, por s.er un aparto de precisión y por la 
circunstancia especial de tener encerrada completamente la lámpara de com¬ 
paración, cuya luz no podía así perturbar la iluminación que se medía. 
Los resultados de estas medidas parecían indicar un ligero aumento en el va- 
(1) Este instrumento me fué facilitado por el ingeniero D. Juan Bou, de la Real Escuela de Inge¬ 
nieros electricistas de Sarriá. 
605 
