î8 Mesure des trois premiers 
Je parvins, non fans peine, à polèr en ligne droite, trois 
points diftans l’un de l’autre d’environ 1500 toifes. Je plaçai le 
centre de mon Quart-de-cercle, difpole horizontalement, ou 
pluftôt i’interlè&ion des deux lunettes, fur le point du milieu; 
& je diviUii le demi-cercle, dont ma ligne droite étoit le dia¬ 
mètre, en deux, en trois, quatre, cinq, fix angles égaux, &c. 
par des mires très-diftinCtes, pofées à la diltance de 4 à 500 
toiles: je vérifiai ainfi les angles de 90, 60, 45, 36, 30, 
1 5 , &c. degrés, fous-multiples de 180. 
J’ai fait d’autres eflâis, pour vérifier les divifions de degré 
en degré : voici celui dont j’ai tiré le plus de parti. A une 
difiance de 500 toiles exactement mefurées, & prilës pour 
rayon, je tendis un cordeau à angle droit; je plaçai for cet 
alignement des mires, à la longueur calculée des tangentes, de 
degré en degré. Enfuite dirigeant la lunette immobile du 
Quart-de-cercle fur la première mire, & pointant l’-alhidade 
fucceffivement fur les fuivantes, j’examinois fi elle répondoit 
aux divifions correlpondantes du limbe, ou de combien elle 
s’en écartoit. 
Avec toutes ces méthodes rectifiées l’une par l’autre, & par 
la fréquente comparailôn des angles oblèrvés avec mon Quart- 
de-cercle , aux mêmes angles oblèrvés avec d’autres inftrumens, 
dont les divifions avoient aulfi été examinées, je luis parvenu 
à drefièr une Table des erreurs de mon Quart-de-cercle, de 
degré en degré. 
Aulfi-tôt que je l’eus achevée, au mois d’Avril 1740,je 
la remis à M rs Go Ain & Bouguer, avec la lifte de tous mes 
Triangles corrigés conformément à cette Table : ce font les 
mêmes que je donne aujourd’hui. Il eft vrai qu’en repaffant 
