degrés du Méridien . up 
«dans cette fituation verticale, ia dillance des deux points 
extrêmes marqués lur la règle. Tout cela, vû la hauteur de 
i’inllrument, qui étoit de douze pieds, exigeoit, comme on 
voit, i appareil d’une échelle allez haute, & le concours de 
deux perlonnes intelligentes. La mefure du rayon étant bien 
prilé fur la règle entre les deux pointes du compas à verge, 
dont l’une pouvoit recevoir un mouvement très - doux par le 
moyen d’une vis, un des deux opérants tranlportoit ce compas 
îoûjours dans la même fituation verticale, & poloit une de 
lès pointes fur le centre du Secteur tout monté, en foûte- 
nant le compas ; tandis que le fécond promenoit légèrement 
l’autre pointe fur le limbe, & traçoit un arc de cercle. Enfin 
on limitoit cet arc par deux points, qu’on marquoit à égale 
ditlance de part & d’autre du rayon avec l’ouverture du compas 
d’ arrêt , laquelle étoit reliée en dépôt exprès pour cela. 
Tout ceci étant bien exécuté, il elï évident que fi l’on place 
le Seéleur dans le plan du Méridien, & fi on l’incline en 
forte que le fil-à-plomb tombe fur un des points extrêmes de 
l’arc tracé, que je lùppolé ici de 3 d 22' 1 5", la lunette lé 
trouvera dirigée à i d 4*' 7" j- du zénith; c’ell-à-dire, à une 
dillance égale à la moitié de l’arc ; & que par conlequent l’étoile 
pafiéra dans la lunette, & ne paroîtra éloignée du fil hori¬ 
zontal que de la petite quantité dont là dillance au zénith léra 
ou plus petite ou plus grande que la moitié de l’arc tracé: 
quantité qui dans l’un & dans l’autre cas peut lé mefurer exac¬ 
tement par le Micromètre. 
J’ai fuppofé, pour plus de fimplicité, que l’axe optique de la 
lunette répondoit précilement au milieu de l’arc ; mais cette 
circonftance n’ell pas nécefiàire, pourvu qu’on retourne i’inP 
