degrés du Méridien. 143 
Que fera - ce fi ion fait attention que dans les lieux frais 
& bas, où nous avons toujours fait nos obforvations, & dont 
nous avions foin d’interdire l’accès à l’air extérieur, le Ther¬ 
momètre varioit à peine du tiers de la quantité fuppofoe ? On 
voit bien que quand même on admettroit un plus grand rap¬ 
port entre les dilatations du fer & du cuivre, les variations 
niroient jamais qu’à une petite fraction de fécondé; & par 
confëquent il eft démontré que faction du froid & du chaud 
fur notre Secteur n’a pû caufèr que des changemens fort au 
deffous de ceux que les bornes de nos lèns nous permettent 
d’apercevoir. 
Cette température toûjours à peu près égale de nos obier- 
vatoires, & les précautions que nous avons toûjours eues de 
ne découvrir l’ouverture du toit, qui répondoit à la lunette, 
qu’au moment de i’obforvation, doivent autant nous raiTurer 
fur la crainte du relâchement des foies pofoes au foyer du Micro¬ 
mètre , que fur les effets de la dilatation du limbe par la cha¬ 
leur. D’ailleurs, la fituation du Seéteur approchoit fi fort de 
la verticale, que la projeélion de la courbure, produite par le 
poids des fils relâchés , ne pouvoit jamais différer fenhble- 
ment de la ligne droite. 
ARTICLE IX. 
Suite de l’examen des differentes caufes &c. 
De la flexion de l’Infiniment dans le plan du Limbe. 
«J E confonds ici la flexion de l’inflrument avec celle de la 
lunette, & elles ne doivent pas être diftinguées dans notre 
