degrés du Méridien. 149 
arriver dans notre Secteur : car fuppofànt, contre toute vrai- 
lèmblance, que la barre de fer D C, qui portait la îunette, le Planche II, 
fût courbée en avant ou en arrière, maigre la règle de chan JJ 
qui fôûtenoit cette barre, ia courbure, quelque confidérable 
quelle eût pû être, n’eût pas changé le vrai rayon du Sec¬ 
teur, c’eft-à-dire, la diftance du centre / à l’arc cl où , tracé fur 
le limbe ; puifque cet arc a toûjours été décrit, l’inftrument 
étant déjà monté, & fufpendu verticalement, dans la même 
fituation où il a été maintenu depuis, laquelle a été conftatée 
à chaque obfèrvation, en examinant fi le hl-à -plomb pen¬ 
dant librement du centre rafoit le limbe fans y toucher. 
La pofition du centre à l’égard de l’arc ne pouvant varier ; 
la lunette, parallèle ou non au plan du Secteur, conservera toû¬ 
jours la même fituation à l’égard de ce plan , pourvû quelle y 
foit fermement attachée. Mais ce n’eft point afîèz pour un 
Oblërvateur exact detre affuré que l’angle de fà lunette, avec 
le plan de Ion Seéteur, eft conftant, & qu’il ne peut changer 
d’une obfèrvation à l’autre : il faut réduire cet angle à zéro , & 
rendre la lunette exactement parallèle au plan du Secteur ; ou 
tout au moins il faut pouvoir mefurer cet angle avec précifion, 
pour être en état de calculer de combien le défaut de parallé- 
lifme de la lunette, peut changer la diftance apparente de l’étoile 
au zénith. 
La vérification au zénith par la demi-révolution du Secteur 
fur fon axe, eft une opération difficile & peu ufitée. Elle n’a 
guère été employée jufqu’ici, qu’à reconnoître de combien la 
lunette étoit écartée, dans le plan du Seéteur, du commence¬ 
ment de la graduation ; ce qui eft ordinairement le point le 
plus important à vérifier dans les obfèrvations. 
X iij 
