172 Mesure des trois premiers 
la Table font rapportés au 1 5 Janvier & au 1 5 Juillet 1737» 
L’un <5c l’autre ont été tirés d’oblèrvations qui nous font com¬ 
munes, à M. Godin , M. Bouguer & moi, <5c qui n’ont pas 
été faites clans le defîêin formel d’en conclurre la valeur du 
degré. Nous n’avions alors pour but que de vérifier 1 a pofi- 
tion de la lunette du Secteur, après l’oblèrvation des Solflices 
de Décembre 1 7 3 6 & Juin 17 3 7 ; mais comme nous obfer- 
vâmes pour cette vérification la diftance verticale de l’étoile 
£ G O non, la même qui a toujours été oblèrvée depuis, pour 
déterminer l’amplitude de l’arc du Méridien, l’on peut faire 
fèrvir ces premières obfèrvations au même ufàge. 
Notre Seéteur de douze pieds de rayon, avec lequel elles 
frirent faites en 1737, étoit en ce temps-là tel que nous l’a¬ 
vions apporté de France à Quito , pour pouvoir obier ver, lotis 
l’Equateur même, le Soleil dans les deux Tropiques, ck en 
conduire l’obliquité de l’Ecliptique. Le limbe comprenoit 
alors un arc de 30 degrés, divifé en minutes. L’inflrument 
étoit fufpendu vers Ion milieu par un genou cylindrique, 
comme un Quart-de-cercle ordinaire, & porté fur un pied 
defliné à un de ces inflrumens. 
Quelque foin que nous piiffions dans le temps de ces pre¬ 
mières obfèrvations pour faire répondre le fil-à-plomb préci- 
fément fur un point de la divifion, il n’étoitpas pofiible de l’y 
maintenir long-temps. 11 y a bien de l’apparence que le poids 
confidérable du total des pièces dont étoit alors formé le Sec¬ 
teur , faifoit quelquefois céder inlenfblement les vis de Ion 
pied, trop fo ble pour le corps de l’inflrument. D’ailleurs, la 
nature de fi fufpenfion par un feul point, & la grande fur- 
face que le limbe & fes arc-boutans préfentoieiit au vent.. 
