ï88 Mesure des trois premiers 
commun à ces dernières obfervations 8c aux précédentes, 8c 
tout ce que j’ai déjà remarqué ailleurs, ou dont il elt fait 
mention dans les procès verbaux rapportés dans les articles 
VI 8 c XII. 
J’ai déjà dit que j’avois fait tranlporter à bras, de Quito à 
Tarqui, dans une caifîè foîide 8c proportionnée, notre Seéleur 
tout monté : tel qu’il venoit de me fèrvir à Quito, pour une 
obfêrvation que j’y avois fiite immédiatement avant mon dé¬ 
part ; uniquement dans la vue de me préparer à celles que 
j’allois entreprendre à Tarqui. Malgré toutes mes précautions, 
je m’aperçus dès que je commençai à oblèrver, que dans un 
transport de 8o lieues, 8c par un pays de montagnes, baf¬ 
fe mbl âge des pièces qui compofôient i’inflrument, devoit avoir 
fouftert quelque dérangement ; puifque l’axe optique de la 
lunette avoit lènfiblement changé de fituation. Je ne balançai 
pas à démonter le Seéleur, à en raffermir toutes les parties, 
8 c à le conflruire tout de nouveau ; mais avant que de le 
démonter, j’y fis une autre réparation. 
J’avois remarqué dès le temps de nos premières obfèrva- 
tions, que i’hémifphère G, par lequel le Seéleur étoit fuf- 
Planche III. pendu ( Voy. art. II), ne tournoit pas allez librement dans 
le carcan K. Nous tâchions d’y fuppléer en fôûlevant l’inf- 
trument, pour faciliter fon mouvement de rotation fur fon 
axe, lorfqu’on le vouloit diriger dans le plan du Méridien, 
8c fur-tout lorfqu’on le retournoit pour la vérification ; mais 
il étoit toujours à craindre que la réfiftance caufée par le frot¬ 
tement , jointe à la longueur de i 2 pieds qu’avoit le rayon, 
n’occafionnât à la barre de fer EC, quelque torfion en fpirale, 
qui changeât la fituation du rayon par rapport à la lunette. Je 
