degrés du Méridien. 189 
crus même, en y regardant de près, remarquer à Foeil quel¬ 
que choie de femblable, quand j’efiàyois à defîëin d’imprimer 
au Secteur le mouvement fur ton axe par le demi-globe de 
bronze G , qui formoit fa fufpenfion. Pour prévenir jufqu’au 
fôupçon de cet accident, je pafîài une journée entière, aidé 
de M. de Mominville, à ufêr le demi-globe fur fôn collier A'." 
d’abord avec un fable noir métallique très-dur, que l’aiman 
attire, & qui efl commun dans le pays *, & enfùite avec l’éme- 
riï. Nous parvînmes à diminuer les frottemens au point que, 
malgré le poids de l’inftrument, on le failôit tourner libre¬ 
ment fur Ion axe, en le pondant du bout du doigt, par en 
bas à l’extrémité du limbe. Cependant, pour une plus grande 
fureté, ce fut toujours par le haut qu’on continua de le mettre 
en mouvement, toutes les fois qu’il fut queltion de le 
retourner. 
Après cette opération, je démontai f infiniment, je fis faire 
de nouveaux écrous & de nouvelles vis; je les fis ferrer à 
force, & fans y mettre d’huile, fuivant l’avis de M. Bouguer; 
je les fis même river, pour qu’il ne fut paspolfible quelles fè 
îâchaflent ; j’affurai la boîte de cuivre & les plaques qui con- 
tenoient & affujétifloient l'objectif, en les attachant fortement 
à l’extrémité fupérieure du rayon, vis-à-vis du centre de i’inf- 
trument, avec des fils de fer qui 11e permettoient pas à l’objectif 
le moindre jeu. 
Je fis la même chofè à l’égard de la boîte du Micromètre 
à l’extrémité inférieure de la lunette, en unifiant l’un & 
* II s’en trouve auffi dans plufieurs autres endroits de l’Amérique, & 
notamment en Virginie. V°y> Pétri J^an JŸluJJ'clienbroeck, Dijfert, de 
JVIagmte, 
Ce iij 
