192 Mesure des trois premiers 
fécondes au fil vertical, quelle avoit avancé dans la fituation 
précédente. J’approchai le verre objeétif du plan de l’inf- 
trament ; & après quelque tâtonnement, qui me fit perdre 
pluûeurs obfervations, je réufîis à faire pafîèr l’étoile au fil 
vertical à l’heure du calcul. Je n’infiile pas fur un point capi¬ 
tal , & qui fait la balé de toutes les obfervations : l’attention 
fcrupuleufe de bien caler l’inffruinent, en forte que le hl-à- 
plomb, pendant librement du centre, rafé le limbe fans y 
toucher dans les deux fituations inverfés de i’inflrument. La 
réunion de toutes ces circonfiances m’affuroit que l’axe opti¬ 
que de la lunette ; étoit bien parallèle au plan du Seéleur. 
(Voy. art. X, pag. ijo). 
Nous avons manqué d’une commodité que les Obférva- 
teurs fé font procurée depuis quelques années, fur-tout pour 
les grands inflruntens ; je veux dire d’un fil d’argent pour fîif- 
pendre le plomb. Ce fil eft prefqu’auffi fin qu’un cheveu, 8 c il 
efl plus rond & plus égal. A fon défaut, nous nous férvions d’un 
fil de pite; après avoir reconnu, par expérience, qu’un filet 
compofe de cheveux noués bout à bout, & chargé du poids de 
deux onces, étoit fujet à fé rompre fur une longueur de douze 
pieds. Nous ajoûtions au fil de pite un bout de cheveu à l’en¬ 
droit qui répondoit vis-à-vis du limbe; mais ce cheveu 
tournant fur fon axe, & fouvent inégal dans fà longueur, ne 
partageoit pas toujours de la même manière le point qui ter-, 
minoit l’arc tracé fur le limbe. Pour remédier à ce défaut, 
je prenois tous les jours le foin de caler i'infiniment fur le 
point, une ou deux heures avant le paffage de l’étoile ; afin que 
le cheveu eût le temps de perdre fon mouvement de rota¬ 
tion : l’extrémité du cheveu noué avec le fil de pite débordoit 
le 
