SÉANCE DU 3 NOVEMHliE 1851. 
Eu lésumé, ou voit que la coinpositiou chimique se lie parfai¬ 
tement aux considérations géologiques pour constituer en France 
au point de vue des eaux minérales, uu certain nombre de Rroupes 
ou régions naturelles, ° * 
Le secrétaire donne lecture, au nom de M. Walferdin de la 
note suivante : ’ 
Hygrométeie. Noiwean psych 
uiiiL'ii v , par 
• T r u«ivi ui 
Un des procédés les plus simples, aujourd’hui employés pour 
coimaitre 1 état hygrométrique de l’air, consiste à comparer les 
indications d’un thermomètre 5 houle sèche avec celles que donne 
un second thermomètre dont la houle est maiiiteuue humide. 
Pendant que le thermomètre boule sèche est exposé à la tem- 
peratuie ce lair, celui dont la houle reste humectée subit un 
abaissement de température : on observe l’im et l’autre instru¬ 
ment; par suite de l’évaporation, la température du thermomètre 
mouillé diminue d’autant plus que l’air est plus scc, par consé¬ 
quent plus loin de son point de saturation, et que le baromètre 
est plus bas. On déduit ainsi, au moyeu de tables, la force élasti¬ 
que de la vapeur qui se trouve dans l’air. 
G est sur cette donnée qu’est fondée la construction de l’appa¬ 
reil aujouril liui connu sous le nom de p.sychronwtrc d’August 
et appareil exige 1 emploi de deux thermomètres exactement 
comparables et mdi.piant au moins un dixième de degré. Ils sont 
adaptés parallèlement à une plaque métallique graduée, et la 
Jjoule de 1 un des deux instruments est recouverte de batiste ou 
de mousseline entretenue à un état d’humidité convenable au 
moyen de hls qui plongent dans un godet rempli d’eau. 
ülais on sait quelle dilïiculté présente la construction de deux 
thermomètres qui soient de marche identique, lorsqu’ils doivent 
indiquer avec précision un dixième de degré, et surtout lorsqu’au 
heu tletie divisés sur la tige même, do manière que le défaut de 
cylindricite des i.bes se trouve corrigé par un jaugeage rigoureux, 
ils sont adaptes a une écheüe laimmi/.,. 1..- " " « ’ 
, ‘ . ''“CUL lappoitee qui laisse supposer que les 
tubes sont parlaitcmcnt cylindriques. 
Les deux instruments, ainsi appliqu,;.^ sur une plaque métalli¬ 
que divisée, SC trouve,it, en outre, exposés nécessairement aux 
causes d erreur qu occasionne le rayonnement de l’enceinte où ils 
sont mis en expérience. 
