190 ,/. M. Eder und E. Valenta. 
Bekanntlich liefern Gitterspectrographen weit genauere Wellenlängenmessungen, als man sie am 
prismatischen Spectrum anstellen kann; unsere im Nachstehenden beschriebenen Messungen übertreffen 
demzufolge die früher gemachten merklich und wir erzielten durchschnittlich eine Genauigkeit von 0'05 
bis 0-1 A. E. Die grössere Schärfe der Linien gestattet ein sehr genaues Messen, so dass die Genauigkeit 
der Endresultate sehr befriedigend im Vergleiche mit den Ergebnissen der viel lichtärmeren Gitter mit lan¬ 
gem Kocus ist. 
Da unseres Wissens Concavgitter mit sehr kurzem Focus, wozu wir Brennweiten von unter 3 / 4 ni 
rechnen, 1 bisher zu ausgedehnten Untersuchungen wenig benützt wurden, und es beim Arbeiten mit solchen 
Gittern auf eine sorgtältige Anordnung des Apparates wesentlich ankommt, viel mehr als bei Gittern mit 
langem Focus, so wollen wir unseren Arbeitsgang genauer beschreiben. 
Zunächst wollen wir noch bemerken, dass bekanntlich die Spectrcn zu beiden Seiten des Gitters 
niemals vollkommen gleiche Helligkeit aufweisen, sondern dass sich stets eine Verschiedenheit der Hellig¬ 
keit derselben, welche wiederum in den Spectrcn verschiedener Ordnung variirt, bemerkbar macht. Dazu 
kommt noch, dass je nach der Art der Furchung am Gitter das Spectrum zweiter Ordnung heller als jenes 
erster Ordnung sein kann. Noch complicirter wird die Sache durch den Umstand, dass nicht selten, z. B. 
das Spectrum erster Ordnung, optisch heller als das der zweiten Ordnung erscheint, aber im photographisch 
wirksamen ultravioletten Theile sich das Verhältniss umkehrt; ja es kann Vorkommen, dass das ultraviolette 
Spectrum dritter Ordnung heller ist als dasjenige erster Ordnung, trotzdem im optischen Theile das Hellig- 
keitsverhältniss umgekehrt ist. Das von uns derzeit benützte Gitter zeigt z. B. folgende Eigenschaften: 
Das Spectrum erster Ordnung ist sehr hell und sehr scharf vom Roth bis gegen die Frau nhofer’schc 
Linie H hinaus und zu Beginn des Ultraviolett bis circa X = 3900. 
Das Ultraviolett erster Ordnung von X =: 3900 bei ca. 2500 ist bei unserem Gitter mittelmässig hell, von 
X < 2500 aber sehr lichtschwach. Das Spectrum zweiter Ordnung ist im Roth, Gelb und Grün wesentlich 
lichtschwächer als das Spectrum erster Ordnung, welches in diesem Bezirke dreimal heller als jenes ist. 
Dagegen ist die Helligkeit des Spectrums zweiter Ordnung im Blau, Violett und Ultraviolett sehr gross, so 
dass diese Bezirke auf Bromsilbergelatine-Platten kräftiger als unser Spectrum erster Ordnung wirken, was 
namentlich vom stärker brechbaren Ultraviolett gilt, welches beim Spectrum zweiter Ordnung zwei- bis 
dreimal heller als bei jenem erster Ordnung wirkt. Von X 2800 bis X 1900 arbeiten wir mit dem Quarz- 
spectrographen mit einem Prisma, welcher den Gitterspectrographen in diesen Bezirken an Helligkeit und 
auflösender Kraft (wenigstens bei jenen Gittern, welche wir untersuchen konnten) weit überlegen ist. Das 
Spectrum dritter Ordnung ist bei unserem Gitter sehr hell; im Ultraviolett von X > 2200 ist es ungefähr 
gleich hell wie das Ultraviolett zweiter Ordnung, vielleicht sogar etwas heller, demzufolge ist das Spectrum 
zweiter Ordnung von sehr lichtstarken Linien dritter Ordnung durchsetzt, welche ausgeschieden und iden- 
tificirt werden müssen, und dann eine ausserordentlich scharfe Controle für die Messungen am Spectrum 
zweiter Ordnung abgeben. Auch das Violett und Ultraviolett in der Umgebung der Fraunhofer’schen 
Linie H tritt so lichtstark im Spectrum dritter Ordnung auf, dass cs sogar durch hellgelbes Glas durch¬ 
dringt und nur mittelst dunkelgelber Gläser oder intensiver Pikrinsäureschichten abfiltrirt werden kann. 
Auch das Spectrum 4. Ordnung ist bei dem von uns angewendeten Gitter noch deutlich nachweisbar, jedoch 
ist seine Helligkeit eine geringe. 
Jedes Concavgitter zeigt aber andere Variationen in der Vertheilung der Helligkeit und Definition 
bezüglich der Spectren verschiedener Ordnung, und es bleibt somit bei der Montirung des Gitterspectro¬ 
graphen nichts Anderes übrig, als mit dem provisorisch aufgestellten Apparate die Spectren verschiedener 
Ordnung einer Vorprüfung zu unterziehen, um die günstigste Seite des Gitters für die definitive Anordnung 
wählen zu können. 
Bei der Montirung des Gitterspectrographen soll darauf geachtet werden, dass derselbe völlig lichtdicht 
gegen äusseres fremdes Licht geschützt ist, damit man im Arbeitsraume jede Art von Lichtquelle frei 
1 Das von Kayser und Runge benützte Gitter hatte einen Krümmungsradius von 6 - 5 m. 
