Die Spectren von Kupfer, Silber und Gold. 
191 
aufstellen und benützen kann, ohne eine Verschleierung der photographischen Platten durch falsches Licht 
befürchten zu müssen. 
Der an der k. k. Versuchsanstalt für Photographie und Reproductionsverfahrcn in Verwendung stehende 
Concavgitterapparat wurde von Eugen v. Gothard ausgeführt. Fig. 1 gibt uns die schematische Anordnung 
Fig. i 
[—IImJ-h Lichtquelle 
der einzelnen Theile des Apparates; Fig. 2 
zeigt eine Ansicht des ganzen Apparates. 
Derselbe ist auf einem dreieckigen Tische T, 
dessen Füsse mit Stellschrauben versehen 
sind, montirt. Am rechten Winkel des drei¬ 
eckigen Tisches ist ein kleines Tischchen 
angebracht, welches mit dem eigentlichen 
Tischgestelle fest durch massive Träger 
verbunden ist. Dasselbe hat die Bestim¬ 
mung, die Quarzcondensorlinie C und den 
Funkengeber f aufzunehmen, und es sind 
die beiden Metallplatten P, P', auf denen 
diese Hilfsvorrichtungen aufgestellt werden, 
so eingerichtet, dass man mittelst Zahn¬ 
stange und Trieb, sowie eines Hock'sehen 
Schlüssels vom Beobachtungsfernrohre aus 
im Stande ist, den Funkengeber seitlich zu 
verschieben, während zwei Metallschienen, 
auf denen die beiden Platten sich in der 
Richtung der Axe des Collimatorrohres r 
verschieben lassen, die Bewegung von Fun¬ 
kengeber und Condensor bezüglich scharfer Einstellung der Lichtlinie auf den Spalt ermöglichen. Der 
Spalt am Collimatorrohre ist ein hochpolirter Stahlspalt, welcher durch eine plangeschliffene Quarzplatte 
Fig. 2. 
vor Staub geschützt wird. Das Collimatorrohr ist fix an der einen Kathete des Tischgestelles montirt und 
1 Astrophysikalisches Institut in Hereny, Ungarn. 
