Die Spectren von Kupfer , Silber und Gold. 
193 
niedergebogenen Enden wieder freigelassen worden oder mit anderen Worten die Klemmung aufgehoben 
wird. Im Ausmessapparate liegen die Platten wieder ganz eben. Es können einerseits durch das nicht 
völlige Anpassen der Platten an die Krümmung des Bildfeldes, andererseits durch Änderungen in der 
Krümmung der Platten während der Exposition oder mangelhaftes Zurückgehen in die völlig ebene Fläche, 
bei der Ausmessung kleine Fehler in der Bestimmung der Wellenlänge sich einschleichen, weil dadurch die 
Vertheilung der Linien auf der photographischen Platte nicht vollständig proportional der Wellenlänge 
geworden ist. Diese kleinen fehler, welche an und für sich nicht bedeutend sind, wurden von uns dadurch 
eliminirt, dass wir stets die Spectren völlig genau bekannter Elemente (Fe, Cd, Zn, Pb) mit genauer 
Einhaltung aller Vorsichtsmassregeln 1 neben das zu untersuchende Spectrum photographirten, so dass 
die beiden Spectrumbilder scharf aneinander stiessen; dann bezogen wir unsere Messungen in kurzen 
Intelvallen auf bekannte Leitlinien, und machten so die erwähnten kleinen Abweichungen vollkommen 
unschädlich. 
Ist dei Spectrograph annähernd richtig angeordnet, so muss man zur Scharfeinstellung des Spectrums 
schreiten. Die vorläufige Einstellung geschieht am bequemsten auf optischem Wege mittelst einer Loupe, 
denn die übereinander gelagerten Spectren erster und zweiter Ordnung liegen in einer und derselben Bild- 
fläche. Dann schritten wir zur schärferen Einstellung auf photographischem Wege unter Anwendung des 
Maschenfunkens, welcher zwischen Elektroden aus einer Legierung von Zn, Cd und Pb überspringt, bei 
welcher Lichtquelle sich die zunehmende Schärfe der Linien bei Erreichung einer präciseren Einstellung 
leicht erkennen lässt. Die Feineinstellung nahmen wir stets mit Hilfe des Eisenspectrums vor, dessen feine 
Linien unter dem Mikroskope die präcise Einstellung erkennen lassen, während eine Änderung der Bild¬ 
distanz (Einstellung am Gitter) um ± 1 mm sofort eine auffallende Verminderung der Schärfe, eine grössere 
Verschiebung von 2 bis 3 mm aus dem richtigen Focus, sogar Verdoppelung mancher Linien zur Folge hat. 
Bei richtiger Einstellung müssen sich dann im Spectrum zweiter Ordnung benachbarte Eisenlinien wie 
X 
3840'58 
3841• 19 
oder X 
(4250-93 
4250-^8 s P' e * en ^ unc * se h r deutlich als Doppellinien auflösen lassen. 
Beim Arbeiten mit derartigen Gitterspectrographen ist die Anwendung eines Condensors unerlässlich. 
Lei 1 lismenapparaten können sehr schön definirte Spectren erhalten werden, wenn man ohne einen 
Condensoi zu verwenden, nur die Vorsicht beobachtet, die Lichtquelle 30 bis 40 cm vom Spalte entfernt 
aufzustellen; die Linien sind von vortrefflicher Schärfe und die Einstellung ist in diesem Falle weit 
einfachei als mit dem Condensor. Anders ist es beim Gitterspectrographen; ohne Condensor würde man 
hier nur ein sehr schmales, kaum einige Millimeter breites Spectrum erhalten, das zu Messungszwecken 
ungeeignet ist. Am besten sind Quarzcondensoren mit gekreuzten Cylinderlinsen, wie wir selbe über 
Anrathen des Herrn Dr. V. Schumann seit Längerem mit bestem Erfolge benützen. Um die Spectren 
veischiedener Oidnung zu trennen, sind Lichtfilter erforderlich, welche man vor dem Spalte des Collimator- 
rohres anbringt. 
Aus Mg. 3, welche wir der Abhandlung von Arnes (The concave grating in Theory and Practice 8 ) 
entnehmen, ist die Übereinanderlagerung der einzelnen Spectren zu ersehen. Das Spectrum erster Ordnung 
ist in der Figur in seiner relativen Länge gegenüber den Spectren zweiter, dritter Ordnung etc. gezeichnet, 
und sind überdies die Wellenlängen von 2000 bis 8000 A. E., sowie die Fraunhofer’schen Linien des 
Sonnenspccti ums eingetragen. Wie aus dieser Figur unmittelbar hervorgeht, kann man das Spectrum erster 
Oidnung im Ultraviolett bis H photographiren, ohne die Beimischung von Linien zweiter Ordnung befürchten 
zu müssen. Da wir auf die Photographie des ultravioletten Spectrums erster Ordnung bei der Beschaffen¬ 
heit unseres Gitters wenig Werth legten, sondern nur auf das sichtbare Spectrum, so wählten wir eine Ein¬ 
stellung, bei welcher Roth von X = 7000 bis Ultraviolett erster Ordnung 3800 auf einer Bromsilbergelatine- 
1 Dazu gehört Vorsicht gegen Erschütterung, kräftiges Festklemmen der Cassette, thunlichst genaue Einhaltung einer gleich- 
massigen Temperatur im Arbeitsraum u. s. w. 
' l John Hopkins’ University Circulare, Nr. 273, 1889. 
Denkschriften der mathem.-naturw. CI. LX11I. Bd. o = 
