194 
J. M. Eder und E. Valenta, 
Platte von 30 cm Länge beobachtet werden konnte. Da hiebei das Ultraviolett zweiter Ordnung tibcrgreift, so 
wurden folgende Glastilter angewendet: Für eine Erythrosinplatte, 1 welche bis über die Fra unhofer’sche 
Linie D im Orange (bei ca.6000) empfindlich ist, genügt die Vorschaltung eines gewöhnlichen weissen Glases, 
Fig. 3. 
welches das ultraviolette Licht zweiter Ordnung bis X3000 absorbirt, so dass die Spectren zweiter Ordnung 
von X > 3000 und dasjenige erster Ordnung von X < 6000 fast aneinander stossen; tritt bei besonders hellen 
Spectren ein Übergreifen dieser Grenzzonen ein, so muss ein Lichtfilter aus ordinärem, grünlichem Fenster¬ 
glase angewendet werden, welches bis X3200 absorbirt. Sobald man aber rothempfindliche Cyaninplatten än- 
wendet, so greift in das rothe Spectrum erster Ordnung das Ultraviolett zweiter Ordnung bis X3500 über, und 
man muss mit gelben Kohleglasfiltern oder besser mit Filtern aus mit Pikrinsäure gelbgefärbten Gelatine¬ 
schichten, 2 welche zwischen planen Gläsern eingekittet sind, arbeiten, welche die Strahlen von X < 3500 
abfiltriren.. Sobald das sichtbare Spectrum erster Ordnung auf diese Weise photographirt ist, stellen wir den 
Apparat auf das Spectrum zweiter Ordnung derartig ein, dass Strahlen von X =4840 bis X = 3280 auf die 
Bromsilbergelatine-Platte von 30 cm Länge fallen; in dieser Stellung wird ein Theil des sichtbaren Spec- 
trums, nämlich Cyanblau bis Violett, photographirt und dadurch die Resultate des Spectrums erster Ordnung 
controlirt und die Wellenlänge bis ins Ultraviolett festgestellt; als Lichtfilter dient farbloses Fensterglas, 
welches das Ultraviolett dritter Ordnung abschneidet; nur wenn Spectren in Betracht kommen, welche in 
der GegendX = 3000 bis X = 3200 sehr lichtstark sind, 3 so lagern sich diese Strahlen dritter Ordnung in das 
Blauviolett zweiter Ordnung und verwirren das Spectrum, ln diesem Falle muss man ordinäres, grünliches 
Fensterglas als Filter verwenden, welches das äusserste Ultraviolett bis zu X = 3200 absorbirt. Eine kleine 
Verschiebung des Apparates gestattet die Aufnahme des Spectrums zweiter Ordnung im äusseren Ultraviolett 
bis X = 2400, in welcher Gegend jedoch das blaugrüne Spectrum erster Ordnung übergreift und nur dadurch 
eliminirt werden kann, dass man nebeneinander das Spectrum durch Quarzplattenverschluss, das zweitemal 
nur durch weisses Glas aufnimmt. Die beiden Aufnahmen gemeinsamen Linien in dem Bezirke (zweiter 
Ordnung) X = 2400 bis 2500 gehören dem Blau und Grün erster Ordnung an; jene, welche bei Verwendung 
1 Wir benützen stets Erythrosinplatten, welche Dr. Schleussner in Frankfurt a. M. unter dem Namen »orthochromatische 
Platten« in den Handel bringt. — Zur Photographie des Orangeroth leisten Cyaninplatten gute Dienste, obschon sie wesentlich 
weniger empfindlich als die vorigen sind. 
2 Sehr brauchbare Pikrinsäure-Lichtfilter erhält man auf folgende Weise. Man tixirt eine mittels dünnstem Spiegelglas (oder 
auch Solinglas) hergestellte photographische Bromsilbergelatineplatte mit Hilfe von Fixirnatron vollkommen aus, wäscht bestens 
im fliessenden Wasser und legt sie dann in eine wässerige Lösung von Pikrinsäure, welche bei längerer Wirkungsdauer die Gelatinc- 
schicht intensiv färbt; nach dem Waschen und Trocknen erhält man tadellos blanke, intensiv gelbe Platten. Die richtige Intensität 
der Gelbfärbung ist spectroskopisch zu ermitteln. Unsere Gelatine-Pikrinsäurefilter absorbiren das Blau von X = 4700 schon sehr 
stark, sind aber für Strahlen von X>4800 schon ziemlich gut, für Strahlen von X.t>4820 aber sehr gut durchlässig. Mit Ery¬ 
throsinplatten kann man mit Hilfe solcher Filter den Bezirk von X = 4800 bis beiläufig 6340 auf einer Platte photographiren, ohne 
von Spectren höherer Ordnung gestört zu werden. 
■I Dies gilt z. B. für das Linienspectrum des Kupfers. 
