195 
Die Spectren von Kupfer, Silber und Gold. 
von Glasflltern verschwinden und nur durch Quarz erscheinen, sind ultraviolette Linien zweiter Ordnung. 
Ferner greift am entgegengesetzten Ende des Spectrums das ultraviolette Spectrum dritter Ordnung (X <2600) 
in das ultraviolette Spectrum zweiter Ordnung von ca. X < ,3900 über; es ergibt sich, dass durch das weisse 
Glasfilter das Spectrum dritter Ordnung complet abfiltrirt wird, somit sind die Linien, welche in nebenein¬ 
ander liegenden Aufnahmen an der letztgenannten Seite der Platte mit und ohne Glasfilter gemeinsam sind, 
ultraviolette zweiter Ordnung, und jene, welche durch Glas abfiltrirt werden, ultraviolette Linien dritter 
Ordnung. Die Verwendung von grünlichem Glase ist in diesem Falle überflüssig. Das Orangegelb, Gelb, 
Grün und Hellblau zweiter Ordnung photographiren wir mittels Erythrosinplatten und vorgeschaltetem 
Pikrinsäure-Lichtfilter, wobei wir ungefähr die fünffache Belichtungszeit im Vergleiche mit der für den 
violetten und ultravioletten Bezirk erforderlichen in Anwendung brachten. Um mittelst Cyaninplatten das 
Orangeroth zweiter Ordnung zu photographiren, muss man orangegelbe Lichtfilter benützen; wir erzielten 
mit ß Naphtolorange 1 sehr gute Resultate. Auf diese Weise führten wir unsere Arbeiten mittelst des 
Gitterspectrographen durch. 
Um nun einen Anhaltspunkt über die Lichtstärke unseres Gitterspectrographen zu geben, erwähnen 
wir, dass wir im starken Flaschenfunken Metallspectren, wie Cadmium, Zink, Blei mit Belichtungszeiten 
von 2 bis 5 Secunden, das Eisenspectrum mit einer Belichtungszeit von ca. f 2 Minute erhielten, während 
wir das Spectrum von Stickstoff-Vacuumröhren binnen 5 bis 10 Minuten vom Blau bis weit in das Ultra¬ 
violett pbotographirten, wobei wir einen Quarzcondensor bei einer Spaltöffnung von 0'04mm verwendeten. 
Eine Fehlerquelle beim Arbeiten mit dem Gitterspectrographen soll hier noch erwähnt werden; es sind 
dies die sogenannten »Geister« oder »Gespenster«, welche bald als ziemlich scharfe Linien in fast gleich- 
mässigen Abständen (wie bei unserem Gitter 2 ), bald (je nach dem Gitter) als einseitige Verbreiterung etc. 
von sehr intensiven Linien auftauchen und verschiedene Ursachen haben; 3 wir beobachteten sie bei 
unserem Apparate hauptsächlich im Spectrum zweiter und dritter Ordnung. Bei kurzen Belichtungen bleiben 
sie aus; ihre stets gleichbleibende Form als Nachbarn starker Linien macht sie kenntlich; trotzdem können 
durch das Auftreten derselben Irrthümer entstehen, obwohl sie nicht bei allen Gittern gleich stark auftreten. 
Wir suchten uns durch vergleichende Aufnahmen mit unserem Prismenspectrographen, welcher diese Art 
von Fehler bei correcter Einstellung nicht zeigt, zu schützen. 4 
Ausser des Gitterspectrographen bedienten wir uns für das äusserste Ultraviolett, wie bereits erwähnt, 
des Quarzspectrographen (ein Quarzprisma, Quarzlinse von 3 / 4 m Focus), welcher in diesen Bezirken 
vorzügliche Dienste leistet und (wenigstens bei den von uns untersuchten Concavgittern) namentlich von 
X = 2600 ab an Helligkeit und scharfer Definition den Gitterspectren überlegen ist. 
Wir geben trotzdem die Wellenlängen der mit dem Quarzspectrographen ermittelten Linien nur auf 
0-1 A. E. an, weil diese Linien folgende Eigenschaften zeigen: Stellt man auf die mittlere Schärfe bei einer 
Lange des Spectrums von 20 bis 25 cm ein, so kann man eine vorzügliche Mittelschärfe erzielen; jedoch 
macht sich das Bestreben der sehr hellen, beziehungsweise reichlich belichteten Linien, sich einseitig zu 
verbreitern, geltend. Diese Erscheinung tritt naturgemäss umso stärker auf, je mehr sich der betreffende 
Spectralbezirk vom Minimum der Ablenkung entfernt. Es gelingt allerdings bei sorgfältiger empirischer 
Einstellung den hier in Betracht kommenden Bezirk X = 2800 bis 1900 mit vortrefflicher Schärfe der Linien 
zu erhalten; allein wir hielten es trotzdem für zwecklos, die Wellenlängen für mehr als 0' 1 A. E. anzugeben, 
1 Eine Gelatineplatte wurde in der bei Pikrinsäure angegebenen Weise intensiv mit einer wässerigen Lösung von 8 - Naphtol¬ 
orange gefärbt und getrocknet. Nach dem Verkitten mit einer Pikrinsäureplatte gibt sie sehr sichere Lichtfilter für den obgenannten 
Zweck. 
2 Unser Gltter hefert symmetrisch zu beiden Seiten von sehr intensiven Linien je zwei ziemlich scharfe Linien, welche sog. 
»Gespenster« sind. 
!i S. Kayser in Winkelmann’s »Handbuch der Physik.« II. Bd., 1. Abth. 1894 (Optik), S. 405. - Ferner: J. Landauer, 
Die Spectralanalyse. 1896. 
•i Eine sichere Methode zur Eliminirung der »Gespenster« aus den Spectralphotographien besteht darin, dass man sich ab¬ 
sichtlich durch Aufnahme sehr heller, einzeln stehender Spectrallinien »Gespensterphotographien« erzeugt, diese dann unter die 
fragliche Platte legt und unschwer diese unwillkommenen Begleiter climinirt. 
25* 
