18 
MR. A. W. RtiCKER AND DR. T. E. THORPE ON A MAGNETIC 
Comparison of Magnetometer 60 with the Kew Standard. 
Date. 
Observer. 
S 
(Survey 
Instrument). 
K 
(Kew 
Instrument). 
K - S = y3. 
K-/3 = K'. 
S - K' 
= 0-000. 
Sept. 30, 1887 
R. 
1-8117 
1-8091 
- 0-0026 
1-8116 
+ 1 
Oct. 12 „ ... 
R. 
1-8096 
1-8076 
- 0 0020 
1-8101 
— 5 
,,19 ,, ... 
R. 
1-8113 
1-8083 
- 0-0030 
1-8108 
+ 5 
- 0-0025 
Mean = 
H- 
CO 
June 2, 1890 .... 
G. 
1-8182 
1-8160 
- 0-0022 
1-8168 
+ 14 
,, 3, ,, .... 
G. 
1-8164 
1-8154 
- 0-0010 
1-8162 
+ 2 
Q 
,, o, ,, .... 
G. 
1-8181 
1-8170 
- 0-0011 
1-8178 
+ 3 
G. 
1-8164 
1-8161 
- 0-0003 
1-8169 
- 5 
,, 4, „ .... 
G. 
1-8195 
1-8184 
- 0-0011 
1-8192 
+ 3 
„ 5, ,, .... 
G. 
1-8173 
1-8169 
- 0-0004 
1-8177 
- 4 
G. 
1-8191 
1-8188 
- 0-0003 
1-8196 
- 5 
„ 6, „ .... 
G. 
1-8141 
1-8140 
- 0-0001 
1-8148 
- 7 
„ 6, „ .... 
G. 
1-8175 
1-8169 
- 0-0006 
1-8177 
- 2 
13 =- 0-0008 
Mean = 
± 5-0 
Nov. 12, 1891.... 
G. 
1-8220 
1-8198 
13 = - 0-0022 
1-8220 
0 
Feb. 1, 1892 .... 
G. 
1-8194 
1-8184 
- 0-0010 
1-8194 
0 
G. 
1-8195 
1-8186 
- 0-0009 
1-8196 
- 1 
G. 
1-8200 
1-8188 
- 0-0012 
1-8198 
+ 2 
G. 
1-8199 
1-8189 
- 0-0010 
1-8199 
0 
3 .... 
G. 
1-8188 
1-8166 
- 0-0022 
1-8176 
+ 12 
„ 3, „ .... 
G. 
1-8193 
1-8190 
- 0-0003 
1-8200 
- 7 
q 
5, ,5 .... 
G. 
1-8195 
1-8193 
- 0-0002 
1-8203 
- 8 
/?=_ 0-0010 
Mean = 
± 4-3 
Oct. 24, 1892 .... 
G. 
1-8185 
1-8180 
- 0-0005 
1-8183 
+ 2 
„ 24, „ .... 
G. 
1-8174 
1-8179 
+ 0-0005 
1-8182 
- 8 
„ 2.5,. 
G. 
1-8183 
1-8180 
- 0 0003 
1-8183 
0 
„ 25, .. 
G. 
1-8189 
1-8181 
- 0-0008 
1-8184 
+ 5 
j 
13 =- 0-0003 
Mean = 
± 3-7 
