JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
175 
champ au foyer de l’objectif, il apparaîtra exactement au centre du champ 
de l’oculaire. Ainsi la largeur du champ peut être réduite à une quan¬ 
tité inappréciable 
dans l’évaluation 
ou la mesure de 
l’angle d'ouver¬ 
ture, et il n’v a 
% 
pas pratiquement 
d’ « angle de 
champ » à con¬ 
sidérer. 
L’objet, dans ce 
cas, est monté à 
sec, sans cover, 
mais le slide est 
retourné. Le sys¬ 
tème de la correc¬ 
tion pour le cover 
est au bout (clo- 
sed) ; l’angle de 
l’objectif est maximum pour l’air, ou à très-peu près, et la mesure 
prise avec le secteur ne dépend pas d’autres conditions que du moyen 
d’intercepter la lumière incidente en dehors du rayon le plus oblique 
qui pu isse éclairer 
assez et seulement 
assez pour per - 
mettre la vue de 
l'objet par Vocu¬ 
laire. Mais dans 
ce cas nous n’a¬ 
vons pas une dis¬ 
tance frontale li¬ 
bre (« clear wor- 
king distance »). 
Le cover, qui est 
un slide, remplit 
l’espace entier 
entre l’objet et le 
front proprement 
dit de la lentille 
objective, la sur¬ 
lace frontale étant pratiquement transportée sur la surface supérieure 
de cet épais cover. Pour avoir une large distance frontale nous n’avons 
qu’à retourner le slide dans sa position ordinaire, avec l’objet en dessus, 
et interposer comme fluide d’« immersion » quelque substance de pouvoir 
(i; Grossissement de 30 diam. 
