Ÿ 
299 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
égard à l’énorme amplification, est excellente. L’objectif est bon; les photographies 
d’ailleurs le prouvent. 
Nous avons adopté l’emploi d’une lampe basse et placé l’axe du microscope à 
90° avec la flamme. L’instrument est très-délicat h manier, car il est sensible 
à toutes les impressions du dehors. Il est très-difficile de trouver un emplacement 
où les ébranlements causés par les personnes environnâmes ne dérangent pas les 
observations. Même un léger attouchement de la main sur le bras qui fixe le tube 
au corps du microscope suffît pour déranger le foyer. Nous avons trouvé que le 
meilleur emplacement pour travailler avec cet objectif est le fond d’une cave. 
Le grossissement de l’objectif est de 750 diamètres a la distance normale de 10 
pouces. Si on l’associe à un oculaire de 2 pouces qui grossit de 5 diamètres, son 
pouvoir est de 3,750 diam. Avec un oculaire d’un pouce, il grossirait de 7,500 
diam., et avec un oculaire de 1/2 pouce de 15,000 diamètres. 
Maintenant,quels résultats cet instrument a-t-il produits? Evidemment, le nombre 
des objets qu’on peut étudier est limité. Sa principale application a été d’abord à la 
microscopie ordinaire, puis à l’helio-microscopic, c’est-à-dire à des projections 
avec la lumière solaire; enfin, à la microphotographie. Dans toutes ces applica¬ 
tions, les résultats ont été parfaitements satisfaisants. 
Nous avons étudié les globules rouges et blancs du sang, et examiné leurs for¬ 
mes dans les maladies; — les spores, les sporanges et les filaments de la levûre, 
(car nous pensons que la levure forme de filaments, bien qu’on le nie); — YAsth- 
matos eUiaris, parasite trouvé par le D 1 ' J.-H. Salisbury dans la sécrétion nasale 
des personnes alteintes de coryza contagieux, et dont nous avons vérifié maintes 
fois l’existence; — les Amibes, les Vibrions, les Bactéries; — enfin spécialement 
l’histologie des os et des dents. 
Les projections avec la lumière solaire ont été fort bonnes. Les sporanges de la 
levure montraient les mouvements protoplasnisques des spores se mouvant à la 
distance de 1/4 de pouce. 
Nous remarquerons, en finissant, que l’hélio-mieroscopie, ou, comme on dit plus 
souvent, le microscope solaire, devrait être emplové davantage par les microsco- 
pistes.—A côté de ce qu’on obtient avec les objectifs modernes de première classe, 
les anciennes projections solaires paraissent comme des jeux d’enfants. Les dispo¬ 
sitions à adopter pour ces observations sont simples el faciles à réaliser. 
Quant à la description complète de l’appareil employé pour la micro-photogra¬ 
phie avec l’objectif 1/75 de pouce, j’en ferai l’objet d’un article spécial qui paraî¬ 
tra dans Y American Journal of Sciences, au mois de juillet prochain. 
Tremont-Temple, Mai 1879. • I) 1- Ephraim Cutteii 
de Boston. Mass. 
SOUSCRIPTION 
AU 
CATALOGUE DES DIATOMEES 
de Fr. HABIRSHAW 
Édition française, revue et augmentée, sur un nouveau manuscrit de l’auteur et 
publiée par le D r J. Pelletan 
Un fort volume in-8°. — (Pour paraître prochainement.) 
Prix setuel de la souscription. 10 fr. 
Après la clôture de la souscription. 15 fr. 
Le prix (lu port du volume est compté en plus : 
Pour la France. 1 fr. 
Pour l'Union postale. 1 » 50 
Pour l’Amérique. . . 2 » 50 
Adresser mandats de poste ou chèques au D r J. Pelletan, 
54, Boulevard des Batignolles, Paris. 
» 
