392 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
deux règles de cuivre, larges d’un pouce, épaisses de 1/8 et écartées de 
3/8 de pouce. — Sous les bords contigus est une rainure, ou sillon pro¬ 
fond de 1/2 pouce et large de 11/16. On ne le voit pas sur le dessin ; son 
but est d’obtenir que tous les appareils se meuvent sur une ligne médiane 
définie. 
A l’une des extrémités, on voit le miroir pour le soleil, haut de 10 pou¬ 
ces sur 8 1/2 de long, mobile sur deux bras montés eux-mêmes sur une 
base tournant a pivot, ce qui donne au miroir un mouvement universel 
Devant le miroir, s’élève un écran monté sur une base qui glisse dans 
la rainure par une pièce en forme de i (T renversé). Le miroir porte aussi 
la même pièce. — L’écran est haut de 15 pouces ; il est constitué par deux 
montants creusés du côté interne d’une rainure, réunis à leur extrémité 
supérieure et écartés de 8 pouces 1/4. Un des montants porte un système 
de vis, et dans les rainures, entre les deux montants, marche une plaque à 
5 lames. Celle-ci porte un trou de 4 pouces de diamètre, garni d’un collier 
dans lequel glisse un objectif photographique de Voigtlànder, de 18 pouces 
de foyer et de 3 pouces environ de diamètre. — Cet objectif est ajusté à 
l’aide des vis placées sur le côlé de l’un des montants de l’écran. 
Plus loin est le microscope de Toiles, modèle A. Le miroir en est enlevé 
ou tourné de côté, la platine placée verticalement et l instrument est muni 
de 1 objectif i 75 de pouce. L oculaire est enlevé, et l’extrémité ouverte du 
tube est engagée dans le tube de la chambre noire dont les lentilles ont 
aussi été enlevées. La chambre noire est élevée sur une boîte afin qu’elle 
soit à la hauteur voulue et que son axe coïncide avec celui du microscope. 
La chambre est mobile sur la boîte et la boîte mobile sur la base de l’ap¬ 
pareil, à l’aide du système suivant : une rainure large de 1/4 de pouce et 
profonde de 1/8, est creusée dans la base, exactement sur la ligne médiane, 
parallèlement à la longueur. Cette rainure est comblée par une pièce 
d’ébène de 1/4 à 1/2 pouce d’épaisseur et 4 pouces ou davantage de lon¬ 
gueur. Une pièce de cuivre est fixée sur celle d’ébène et forme la barre 
transversale du T lenveisé dont j’ai parlé plus haut. Quand il est en place 
le T glisse dans les sillons sous les règles de cuivre. Cette disposition est 
bonne, mais le microscope n’est pas mobile sur des rails. C’est la même 
disposition qui fixe le miroir sur la table de basa. 
Sur le côté de la chambre noire est une tigenor^ontale cylindrique et 
longue de 26 pouces sur 3/4 de diamètre. —Deux écrous verticaux sont 
fixés sur la table de base, exactement aux deux extrémités de la tige. Une 
vis s engage dans 1 écrou de 1 extrémité de droite, et une autre vis avec une 
tête moletée, dans 1 écrou de 1 autre extrémité de la tige. Celle-ci se trouve 
ainsi assujétie entre ces deux vis et peut tourner sur son axe quand on 
tourne le bouton moleté. La tige est recouverte, sur 17 pouces de sa lon¬ 
gueur, de sable semblable à celui qu’on emploie pour le papier de verre. 
Dans le dessin, cette partie est recouverte d’un manchon en toile émaillée 
pour que les contacts ne détachent pas le sable. Pour l’emploi, on tire le 
