JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
403 
Cependant, la question a pris un autre aspect par suite d’une suggestion faite 
par M. John Ware Stephenson (trésorier de la Société Royale Microscopique de 
Londres) qui a découvert, de son côté, le principe de l’immersion homogène (1) 
et qui, outre d’autres avantages, attirait l’attention spécialement sur celui que 
présente encore ce système de supprimer, la correction pour l’épaisseur du couvre- 
objet, de rendre possible l’agrandissement de l’angle d’ouverture, et, par consé¬ 
quent, d’augmenter le pouvoir résolvant de l’objectif. Cette idée de M. Stephenson 
soulevait une question d’un intérêt scientifique universel, et fut suivie; les 
calculs furent faits par moi, et l’exécution technique par M. Zeiss. Il en résulta 
la production d’une série d’objectifs de ce système, qui, sous bien des rapports, 
sont supérieurs aux objectifs ordinaires à immersion dans l’eau. Maintenant qu’un 
grand nombre de micrographes les ont employés, on reconnaît que, bien que la 
nature particulière du fluide d’immersion doive nécessairement en restreindre 
beaucoup l’emploi, il n’y a pas d’obstacles à leur usage dans des branches nom¬ 
breuses et très-diverses des études micrographiques; la biologie, en particulier, 
présente bien des problèmes à la solution desquels les nouveaux objectifs peu¬ 
vent beaucoup aider. 
Depuisla construction des premiers objectifs de ce système, il y a environ un an, 
le foyer nominal étant de 4/8 de pouce (plus exactement, 2 ram 6 de foyer équiva¬ 
lent), tous construits pour le long tube des microscopes anglais, quelques-uns ont 
été faits avec 4/12 de pouce (4 mm 8) de foyer, ce qui donne un grossissement 
suffisant, même avec les tubes plus courts des instruments continentaux; et, 
tout récemment, une troisième série de 1/48 de pouce (4 mm 2) de foyer nominal, 
objectifs avec lesquels, spécialement dans les recherches histologiques, on peut 
obtenir une grande amplification avec des oculaires faibles. 
L’ouverture angulaire de tous ces objectifs est d’environ 114° dans le liquide 
d’immersion pour lequel ils sont préparés et dont l’indice de réfraction est de 
1,50, en chiffres ronds. 
C’est à peu près l’amplitude angulaire qui peut être atteinte sans grande diffi¬ 
culté dans la couche d’eau des objectifs à immersion ordinaires, ou dans la 
couche d’air des objectifs à sec. Mais comme l’équivalent « numérique» de l’angle 
d’ouverture (la quantité qui détermine le nombre de rayons admis par l’objectif) 
est proportionnel non seulement au sinus de la moitié de l’angle d’ouverture, 
mais aussi à l’indice de réfraction des différents milieux employés; et comme 
toutes les fonctions de l’angle d’ouverture, et particulièrement le pouvoir 
résolvant du microscope, sont régies par cêt équivalent numérique,— il s’en suit 
que, selon la théorie, la valeur du nouvel objectif, comparée à celle des objectifs 
à immersion ordinaires, est augmentée dans la proportion de 1.50 à 4.33, et 
comparée avec celle des meilleurs objectifs à sec, dans celle de 4.50 à 1. 
Le produit du sinus de la moitié de l’angle d’ouverture par l’indice de la 
réfraction du milieu, c’est-à-dire «l’ouverture numérique» comme je l’appelle, 
atteint 4.25 à 1.27 dans ces objectifs. Le rapport de ccs chiffres à l'unité exprime 
de combien le nombre de rayons admis par le nouvel objectif est plus grand que 
celui des rayons qui, dans l'air , remplirait un hémisphère complet, où serait 
admis par un objectif à scc, imaginaire, qui aurait 180° d’ouverture. 
Cette ouverture remarquablement grande, est accompagnée d’une augmentation 
notable du pouvoir résolvant. Ce fait est tout de suite démontré par la facilité 
(1) J.-W. Stephenson « On a large-angled immersion objective wilhout adjustement collai* # 
Trans. R. Miç.Soc. I. »878. 51. 
