404 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
avec laquelle les très-fines stries et autres dessins semblables deviennent visibles 
sur les test-objets les plus difficiles, par la netteté avec laquelle les marques ca¬ 
ractéristiques sont mises en évidence sur les formes les plus compliquées, comme 
le Fruslulia saxonica, le Surirella gemma , et enfin, par les détails nombreux et in¬ 
solites qui apparaissent, quand on emploie certaines méthodes d’éclairage, sur 
les lests les plus délicats de ce genre, par exemple, le Pleurosigma angulatum. 
Les préparations histologiques fournissent aussi des exemples de très petits 
éléments très rapprochés, de granulations ou autres corpuscules semblables, 
dans lesquels on oblient une résolution plus nette et mieux définie dans des cas 
critiques. 
En même temps, on obtient avec tous ces objets, particulièment dans ceux que 
j’ai cités en dernier, une définition remarquablement plus parfaite, que l’im¬ 
mersion homogène rend possible, pourvu que la précision de l’exécution techni¬ 
que soit en rapport avec la réduction effectuée dans le résidu de l’aberration 
comme cela est indiqué dans la théorie. — Aussi, quand on se sert d’un oculaire 
relativement fort, l’image conserve une grande netteté, de sorte que dans le tra¬ 
vail ordinaire, on peut employer utilement des grossissements plus considérables 
que cela n’est usuellement possible avec d’autres objectifs de même longueur 
focale. De plus, on peut souvent faire des observations plus exactes sur des objets 
très délicats, comme des cils, que les bons objectifs de système ordinaire ne 
pourraient le permettre. 
Enfin, une preuve de l’excellence de la définition, preuve qui, bien qu’indirecte, 
est d’un poids toul particulier et mérite d’être mentionnée, est dans les résultats 
favorables que le D r Koch, de Wollstein, a obtenus dans ses études sur les bacté¬ 
ries (1), en utilisant le cône de rayons remplissant l’ouverture entière de l’objectif, 
méthode d’éclairage tout à fait inusitée, appliquée à de tels objets et à une telle ouver¬ 
ture angulaire. Avec cet éclairage, qu’on ne peut obtenir qu’à l’aide d’un conden¬ 
seur à large ouverture, la préparation est simultanément pénétrée dans toutes les 
directions par les rayons incidents. Comme résultat, le dessin de certaines parties 
produit par leur contraste mutuel, en raison de leur différence d’indice de réfraction 
{tissus, etc.), est presque complètement supprimé, et les éléments qui agissent 
comme absorbants, par leur coloration, restent seuls visibles. D’un autre côté, 
les avantages essentiels de l’éclairage oblique sont conservés, quoiqu’il soit cen¬ 
tral, nominalement, par suite de la coopération des rayons incidents dans un 
angle très grand avec l’axe optique du microscope. — Des éléments très petits 
et très rapprochés, comme il s’en trouve dans les préparations de bactéries, doi¬ 
vent certainement, pour ces deux raisons, être plus complètement résolus que 
par le procédé ordinaire. Toutefois, pour que cette ingénieuse méthode d’obser¬ 
vation montre des résultats correspondants, les propriétés définissantes de l’ob¬ 
jectif doivent supporter un test plus sévère, et d’autant plus sévère que l’ampli¬ 
tude de l’ouverture angulaire sera plus grande. 
Quant à la nature du liquide de l’immersion, au point de vue optique, son choix 
est indifférent, autant qu’il sera homogène, transparent et identique, ou presque 
identique, au crown-glass poür la réfraction et la dispersion. L’expérience a mon¬ 
tré, cependant, que la condition de l’immersion homogène laisse un choix bien 
plus restreint qu’on l’aurait cru d’abord. A l’origine, j’ai étudié plus de cent 
(I) « Aeiiologie der Wandinfeétions Kraiikheiten. b (Etiologie des maladies virulentes), 
Leipzig, 1870. 
