636 
Lenz 
schenbrlngung des zu prüfenden Drathes, ergab, und beschloss sie mit einer äbn- 
licben Beobachtung, wobei ich die Temperatur der Leilungsdräthe mit der des 
Zimmers als gleich annahm ; die Angabe derselben, wie sie sich im Mittel aus al¬ 
len Thermometerablesungen, die nach je 4 Beobachtungen des Galvanometers an 
einem besonders dazu angebrachten Thermometer vorgenommen wurden, ergab, 
findet sich bei jeder der nachfolgenden Versuchstabellen angemerkt. — Aus den 
Beobachtungen am Anfang und Ende einer jeden Reihe und bei Weglassung des 
zu prüfenden Drathes aus dem Umkreise des Stroms, ist zu gleicher Zelt zu ersehn, 
dass ln den meisten Fallen der Magnet so gut wie gar nichts an Kraft verloren hat 
durch die vielen dazwischen vorgenommene Abreissungen. Nur beim Sllberdrathe ist 
eine etwas bedeutende Schwächung zu bemerken von einem Grade; dagegen beim 
Kupferdrathe z. B. eine Steigerung der Kraft des Magneten slaltgefunden zu haben 
scheint; Indessen kann die geringe Verschiedenheit des Resultats auch in einer 
Veränderung der magnetischen Erdkraft, ln einer geringen Veränderung der Lei¬ 
tungsfähigkeit der Kupferdräthe, da ln der That die Temperatur sich im Laufe des 
Tages um etwas änderte u. s. w., ihren Ursprung haben. Ich habe immer das Mit¬ 
tel aus der Abweichung am Anfänge und am Ende der Reihe als die wahre Abwei¬ 
chung angenommen und mit diesem Werlhe ln Rechnung gebracht. 
Für die Berechnung der Lellungsfählgkelt der Dräthe bei verschiedenen Tempe¬ 
raturen, aus den beobachteten Ablenkungen der Multlpllcatornadel, wandte ich fol¬ 
gendes Verfahren an. Ich reducirte zuerst jeden Drath auf den Querschnitt des Mul- 
tlpllcatordrathes nach dem Satze, dass sich die Leitungswiderstände der Dräthe um¬ 
gekehrt wie ihre Querschnitte verhalten; nach dieser Réduction können die Lei¬ 
tungswiderstände durch die Längen der Dräthe ausgedrückt werden (da sie den¬ 
selben proportional sind), dlvldirt durch ihre Lellungsfählgkelt. Ich nehme für 
jede Pielhe die Leitungsfähigkeit des kupfernen Multlpllcator - und electromotori- 
schen Drathes als Einheit an und nenne die Summe der reduclrten Längen bei¬ 
der tz:; 21 , so drückt also auch L ihren Lellungswlderstand aus; die auf den¬ 
selben Querschnitt des Multipllcatordrathes reducirte Länge des zu prüfenden 
