IX 
obachtungen, welche in dem Fort Leilh 2 Jahre lang unausgesetzt von Stunde 
zu Stunde angestellt wurden. 
Ich schlage daher hier ein Thermometer vor, welches sich die Curven sei¬ 
nes Steigens und Fallens innerhalb 12 oder 24 Stunden selbst vorzeichnet und 
aul' diese Welse nur ein einmaliges oder höchstens zweimaliges Beobachten in¬ 
nerhalb dieses Zeitraums nöthlg macht; dabei kann man die Angaben der Ther¬ 
mometerhöhen in beliebig kleinen Intervallen erhalten. 
Der durch seine Ausdehnung*) die jedesmalige Temperatur anzeigende Körper, 
ist eine runde Metallstange von einem Meter Länge und einem Centlmeter im 
Durchmesser. Am besten ist hierzu eine Zinkslange anzuwenden, well die Aus¬ 
dehnung dieses Metalls am bedeutendsten ist; seine Linearausdehnung beträgt circa 
o,ooö der Länge zwischen den festen Punkten. Die Stange wird ausserhalb des 
Gebäudes, in welchem die Beobachtungen angestcllt werden sollen, am besten auf 
dem aussei'halb befindlichen Fensterbrette vertikal aufgestelll und mit ihrem un¬ 
tern Ende auf irgend eine Art stark befestigt, ausserdem aber durch ein Paar 
horizontale Arme, die dieselbe in Oesen lassen, in vertikaler Richtung gehalten, 
so dass sie nur an einem Punkt, nämlich unten, fest steht. Am obern Ende 
ist ein messingener Ansatz der Stange gezähnt und treibt einen Drilling, welcher 
an der Axe eines Rades von lomal grösserem Durchmesser fest sitzt und daher 
an der Peripherie dieses letztem eine lOmal grössere Bewegung, als er selbst an 
seinem Umfange hat, hervorbrigt. Mit dieser lOmal vergrösserten Bewegung 
greift das Zahnrad in das ebenfalls gezähnte Ende einer horizontalen Welle von 
etwa Centlmeter Dicke und dreht sie folglich mit derselben Geschwindigkeit 
um sich selbst. Die Welle geht durch die Mauer oder besser durchs Doppel¬ 
fenster hindurch und trägt an ihrem andern, im Zimmer befindlichen Ende, ein 
Zahnrad von lOmal grösserm Durchmesser, so dass an dessen Peripherie eine 100 
mal grössere Bewegung als die ursprüngliche hervorgebracht wird. Mit dersel¬ 
ben bewegt dieses letzte Rad einen gezähnten Schieber vertikal auf und ab, wel¬ 
cher den Bleistift oder Schieferstift, der zur Aufzeichnung der Temperatur dienen 
soll, trägt. Um diese Aulzeichnung zu bewirken, bringt man an einer gewöhn¬ 
lichen Wanduhr statt eines Zeigers eine Scheibe an, die sich, wie jener, in 12 
Stunden um ihren Mittelpunkt dreht. Gegen dieselbe Avlrd der zeichnende Stift 
(ein Blei- oder Schieferstift, je nachdem man zur Scheibe eine Papp- oder Schie¬ 
ferplatte nimmt) angedrückt, so dass er beim allmählichen Fortrücken der Schei¬ 
be seinen jedesmaligen Stand anzeichnet und so eine Curve beschreibt, deren Ab- 
sclssenlinie ein Kreis ist. Hat die Scheibe sich einmal herumgedreht, so muss 
sie mit einer neuen vertauscht werden; bei einer gewöhnlichen Uhr würde diese 
Mühe zweimal am Tage erfordert, hätte man aber eine Uhr, deren Stundenzeiger 
sich ln 24 Stunden einmal herumdreht, so würde sie nur einmal nöthig sein. 
*) Eigentlich durch den Unterschied seiner Ausdehnung und der der Mauer, 
festigt wird. 
an welcher er be- 
* 
