X 
Die bL-lIiegendeii Zeiclmungen dienen zur \ crdeullleluing dieser so eben aus- 
elnandergesotzlcn Idee, nur muss man sich die PerlpUcrlc der Hader und Dril¬ 
linge übeiall gezähnt denken, was ich ln der Zeichnung, um Zelt und Mühe 
zu ersparen, nicht ausgeführl habe, was aber auch zum Versländnlss der Sache 
nicht Avcsentüch beiträgt. Flg. 6. enthält die Zeichnung der ausserhalb des Zim¬ 
mers, Flg. 7. die der innerhalb befindlichen Thelle. Der Maassstab ist iinge- 
tahr der dritte Thell der natürlichen Grösse. 
Л in Fig. 6 stellt den obern Thell der Zinkslange, die das eigentliche Ther¬ 
mometer abglebt, vor; mit ihrem obern messingenen gezähnten Ansatz greift sie 
ln den Drilling ß, der mit dem lOmal grossem Zahnrade C eine Axe hat und 
dieses treibt die horizontale Stange D, deren zweites im Zimmer befindliches un¬ 
gezähntes Ende ln Flg. 7. zu sehen und ebenfalls mit D bezeichnet ist. An die¬ 
se rWelle sitzt das ßad E und bewegt den Schieber F, welcher mittelst des fe¬ 
dernden Stücks G den Stift M trägt und ihn gelinde gegen das Zifferblatt eindrückt. 
Dieses dreht sich in 12 oder besser noch ln 24 Stunden um seine Axe und die 
Wärmegrade müssen daher auf demselben'in Kreisen verzeichnet werden, лѵіе 
die Figur es zeigt ; nur muss bei der Ausführung die Ebene des Zifferblattes 
nicht mit der des ßades E parallel, sondern rechtwinklig dagegen gestellt sein, 
sonst würde die Welle D dieselbe durchbrechen und daher seine Bew^egung ver¬ 
hindern. Der Schieber F muss entweder an sich so schwer sein oder wenn 
nicht anders durch ein Gewicht И so beschwer! werden, dass es das ganze Ge¬ 
triebe immer nach der Seile seiner Last hinziehe; dadurch wird jeder todte Gang 
beim Eingriff der Zähne verhindert, welches sonst bei den Wendepunkten der 
Temperatur einen Fehler verursachen würde. In den Zeichnungen sind alle Stücke, 
die blos zur Haltung des Instrumentes dienen, nicht ausgeführt; sie bleiben dem 
Künstler überlassen, da sie doch der Locallfät, in welcher das Instrument aufge- 
slellt werden soll, angepasst werden müssen. 
Um den Avlrkllchen genauen Werth der Grade dieses Instrumentes zu ha¬ 
ben, muss man zu einer unmittelbaren Vergleichung desselben mit einem daneben 
hängenden guten Quecksllberthermometer seine Zuflucht nehmen. Wenn man 
diese einmal täglich, etwa bei der jedesmaligen Erneuerung der Scheibe, vornäh¬ 
me, so würde man 365 Vergleichungen für das Jahr haben, und wäre dadurch 
im Stande, eine Correcllonstabelle für das Thermometer zu entwerfen, durch wel¬ 
che auch die Unregelmässigkeiten im Gange desselben, die durch die Unvollkom¬ 
menheit der Zähne der Getriebe entstehen könnten, ellmlnlrt werden würden. 
Zum Schhisse bemerke ich noch, dass es leicht sein müsste die Veränder¬ 
ung der Barometerhöhe auf eine ähnliche Welse sich selbst graphisch darstellen 
zu lassen; man brauchte nur ein auf dem offnen Quecksilber schwimmendes Ge¬ 
wicht den verzeichnenden Stift herauf und herunter bewegen zu lassen. 
