JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
459 
truments anglais, de T. Ross et C ie par exemple, mais le dernier tirage 
n’a que le diamètre de la même pièce dans les modèles de la maison 
Prazmowski, de Paris. Néanmoins, le tube de tirage peut être enlevé 
et remplacé par un tube de diamètre anglais, admettant par conséquent 
les oculaires des constructeurs anglais et américains. Ce tube addi¬ 
tionnel (draw-tube) est représenté debout à côté de l’instrument sur 
notre photographie. 
Le cône ou nez porte la vis universelle femelle, les objectifs portant 
la vis mâle, (les instruments français présentent une disposition inverse), 
On peut adapter à cette vis un « vertical illuminator » un prisme ana¬ 
lyseur etc., ou bien une pièce additionnelle permettant de monter les 
objectifs des constructeurs français. 
En enlevant le cône, on démasque un autre pas de vis qui admet les 
nouveaux objectifs américains à faible pouvoir et à très grande ouver¬ 
ture lesquels, en raison de la dimension du système postérieur, ont une 
vis large d’un pouce. 
La platine, circulaire, à révolution concentrique mesurée par une 
division et un vernier, a 12 centimètres de diamètre avec 8 millimètres 
d’épaisseur à la circonférence et 3 millimètres seulement au bord de 
l’ouverture centrale qui porte un pas de vis pour la « traverse-lens. » 
Cette platine, qui peut se retourner, comme nous l’avons dit, pour 
employer la lumière rasante, peut aussi être remplacée par une seconde 
platine, à mouvements mécaniques perpendiculaires et gradués à par¬ 
tir d’un arrêt fixe, de manière à ce qu’un point donné puisse toujours 
être retrouvé, sur une préparation, par ses coordonnées rectangulaires. 
Cette platine est douée, comme la précédente, d’un mouvement de 
révolution autour du point optique ; elle mesure 12 cent, de diamètre. 
La hauteur de chaque platine au-dessus de la table est toujours suf¬ 
fisante pour qu’on puisse manœuvrer aisément tous les appareils placés 
dans la sous-platine, même les plus volumineux. 
La sous-platine, portée sur un bras distinct de celui du miroir mais 
qu’on peut solidariser avec lui, est munie d’une pièce tubulaire, cen- 
trable à l'aide de deux vis et d’un ressort, et qui porte la capsule- 
diaphragme. Elle peut s’élever de manière à monter le diaphragme 
jusque sur le plan de la face supérieure de la platine. Les diaphragmes 
sont au nombre de trois, percés de trous de différentes dimensions, 
1 millimètre, 3 millimètres et 5 millimètres. Les diaphragmes se fixent 
à vis sur la sous-platine, de sorte qu’ils n’éprouvent pas de ballot¬ 
tement et que leur position est invariable quand la sous-platine a été 
centrée. 
La pièce tubulaire peut être remplacée par un condensateur, un 
appareil de polarisation, un paraboloïde de Wenham, un « reflex-iltu- 
minator ,» en un mot, par tous les appareils modificateurs de l’éclairage. 
L’instrument est solidement établi sur deux colonnes et porté par 
