.lOrUNAL DK MICROGRAPHIK 
14r, 
de Tappareil à prisme, qu’on maintient lixe avec une vis de pression. 
A l’endroit où est vissé l’octdaire incliné, on place un tube à crémail¬ 
lère, qui peut encore é(re allongé par des raccords avec d’autres mor¬ 
ceaux de tube du même diamètre, et de dillérentes huigueurs. C’est 
précisément ce (jui donne un aspect étrange à l’appareil, quand il est 
monté avec toutes les pièces réunies. Mais cela n’a lieu (|ue pour l'em¬ 
ploi d’une chambre noire d’une longueur supéiâeure à 12 cm. 
Or, l’image (jui vicint se former sur le verre dépoli, ne serait jamais 
à feu coïncidant avec celui du microscope, si on devait l’observer avec* 
un tube plus court, c’est à dire une distance dilTérente. Ce sera donc 
par expérience directe que l’on s’assurera de l’exactitude de la double 
mise au point, et cela doit se faire avec une extrême rigueur, et sans 
se contenter des approximations ; il faut au contraire s’assurer que la 
mise au point est d’une exactitude absolue. 
Pour toutes mes recherches j’ai choisi comme base la projection 
d’un micromètreobjectif. Il faut voir toutes les lignes parfaitement nettes 
et séparées, .le remplace parfois le micromètre par une préparation de 
Pleurosigma à sec, et pour quelques cas particuliers, comme par 
exemple dans la reproduction de l’Amphipleura, ou de quelque bac¬ 
térie, j’étudie la préparation directement. xVprès avoir donc disposé 
l’appareil chercheur de la manière décrite, on place le tube de l’oculaire 
stéréoscopique dans celui du microscope, et par une forte vis de pres¬ 
sion on lixe le pied de l’instrument sur la table de travail. La chambre 
noire se trouve placée sur un support dont la hauteur correspond à 
celle du microscope, calculée du centre de la planchette antérieure de 
la chambre. Au fond de celle-ci glissent les châssis et le verre dépoli, 
comme d’ordinaire, mais on verra qu’on peut y substituer un châssis 
spécial qui remplit un triple but, c’est-à-dire fonctionnant comme 
châssis porte-glaces, comme support à verre dépoli et comme obtura¬ 
teur. Ce châssis se compose d’une boite carrée de 6 cm d’épaisseur : 
pourvue intérieurement de deux cylindres sur les([uels s’enroule une 
bande de toile-caoutchouc noire, complètement imperméable à la 
lumière. Les plaques et le verre dépoli se placent comme dans les 
châssis ordinaires sur des cadres rectangulaires. Un bouton métallique 
à vis serre plus ou moins le ressort qui fait mouvoir les cylindres, 
et un déclanchement pncumaticjue commande le mouvement. Pour fer¬ 
mer ou ouvrir le châssis, on tire un cordonnet en soie, ce qui permet 
à la toile en caoutchouc de se dérouler'sur les cylindres, pour revenir 
ensuite à la première position, traversant avec une très grande rapidité 
la surface libre du châssis, où se trouve exposée la glace sensible. On 
comprend tout de suite la grande utilité de cet appareil, car il permet 
d’obtenir une exactitude absolue dans la mise au point, vu qu’on subs¬ 
titue direetement, et sans le moindre changement de surface, la plaque 
sensible au verre dépoli. Il n’y a aucun autre système, voire même 
celui très perfectionné de l'appareil microphotographique de Roux- 
Vérick. qui puisse être comparé comme exactitude absolue au châssis 
