JOURNAL DE MICROGRAPHIE 
147 
que je viens de décrire. On sait que la mise au point au lieu d’être 
obtenue par l’emploi du verre dépoli, peut s’effectuer d’après Moitessier 
en observant l’image projetée, non par transparence, mais par réflexion, 
et recueillent l’image sur une surface blanc-mate, comme un carton ou 
une plaque ^e gypre très pur. 11 faut dans cette méthode avoir une 
ouverture latérale de la chambre, pour observer par là la projection; 
aussi ai-je fait pratiquer une fenêtre de 8 cm sur o, qui s’ouvre sur 
un côté de la chambre. L’exactitude n’en souffre pas, et elle est même 
augmentée. 
Comme obturateur ce châssis peut servir de deux manières diffé¬ 
rentes : soit qu’on le charge entièrement d’avance pour obtenir des 
photographies rapides, soit qu’on l’ouvre quand il est déjà placé dans 
la chambre obscure, pour des poses plus oh moins longues. La rapi¬ 
dité du passage de la toile-caoutchouc est au maximum de lj20 de 
seconde; il ne peut convenir que pour les instantanés très rapides (1). 
Mais en beaucoup de cas il est suffisant et utile. Ainsi on peut se passer 
d’un obturateur direct, réuni à l’appareil chercheur, quand on peut 
l'adapter à la chambre obscure. Son utilité est encore rehaussée par 
la considération suivante : tout obturateur qui fait corps avec le micros¬ 
cope devrait être proscrit d’une manière absolue, à cause des trépi¬ 
dations qu’il doit inévitablement causer par son déclanchement ; il est 
évident que ce châssis ne peut influencer en aucune manière le 
microscope, étant placé en arrière de la chambre et la trépidation qu’il 
pourrait communiquer à cette dernière ne peut arriver comme vibra¬ 
tion au microscope que d’une manière tout à fait inoffensive. 
Le châssis que je viens de décrire a été construit d’après mes des- 
sius par MM. Lamperti et Garbagnati, de Milan, d’une manière très 
satisfaisante. Je décrirai ensuite deux autres châssis mécaniques 
quand je traiterai de la photographie des mouvements consécutifs des 
animaux microscopiques. 
(A suivre). Stephano Capraxica. 
A Gênes. 
PUBLICATIONS NOUVELLES 
I 
r 
LES DIATOMÉES DU MONDE ENTIER 
M. J. Tempère, le préparateur bien connu d'objets microscopiques 
qui publie déjà avec la collaboration de M. Paul Petit les séries des 
Diatomées de la France, avec M. Debray les séries des Algues de 
(1) Pour les différentes vélocités des photographies rapides, j'accepte entière¬ 
ment les idées et la classification qu’en fait M. A. Agle. {Manuel pratique ins¬ 
tantané, 1888, p. 4.) 
