JOI KNAL DK MirRO(;KAfMIlK 
ISO 
Les iiKiuipulations pratiques découlent de rensemble descriptif do. 
l’appareil. On coniinencera donc par l’élude directe de la préparation, 
selon (‘C (pi’on se propose de reproduire. Les infusoires seront j)réparés 
dans \as> animnlcvle-cagcs ou. s’ils sont très j)ctils, dans une chambre 
humide ordinaire (à immersion). Le sujet à choisir est subordonné à la 
recherche spéciale, et il ne m’appartient pas de rien dire à ce propos. 
Je dois seulement ra])peler (jue les organismes microscopiques ont des 
mouvements d’une rapidité très diverse : il s’ensuit (ju'on doit choisir 
pour chacun un dep:ré spécial «le vélocité de l’obturateur. En thèse 
générale, mieux vaut disposer d’une vélocité plus grande que celle qui 
serait strictement nécessaire, (jue de se servir d’un obturateur trop 
lent. 
11 est essentiel d’interj)Oser sur le passage des rayons solaires une 
cuve remplie d’une solution saturée d’alun ordinaire, j)our absorber, 
au moins en partie, les rayons calorificpies du spectre. Dans ce but 
j’emploie une cuvette spéciale, construite par Koritska, (pi’on peut 
placer sous la platine, en surveillant avec un thermomètre l’élévation 
delà température. Si elle dépasse 30° ou 35° C., on interposera, en 
avant des lentilles condensatrices, une autre cuvette également remplie 
tle solution saturée d’alun. 
Ce que je viens de dire est une condition absolument sine qua non 
de la réussite : pour la conservation des instruments et des prépara¬ 
tions, car pour obtenir une photomicrographie rapide, surtout avec do 
forts objectifs, il faut concentrer la lumière très énergi(piemcnt, au 
moven des lentilles du condensateur, en la renforçant avec une forte 
lentille achromatique, placée en avant du concentrateur, de manière à 
obtenir une lumière aussi intense (jue possible. Dans ces conditions 
l’élévation de température est à craindre, soit pour le système oj)tique 
du concentrateur, soit pour la |)réparation, soit surtout pour les 
objectils. 
Dans mon appareil j’ai disposé trois thermomètres : le premier placé 
après la cuvette rectangulaire, qui se trouve en avant de la lentille 
condensatrice, le second après la cuvette circulaire, tout près du con¬ 
densateur, le troisième attaché à la chambre obscure, pour avoir la 
température ambiante. 
La condition indispensable pour obtenir un cliché vigoureux avec 
un objectif lort, comme peut être 1/^25 à immersion, c’est d’avoir une 
illumination suflisante ])Our impressionner la j)la(pie sensible dans un 
très court laps de temps. Or, avec la lumière solaire, un bon concen¬ 
trateur achromatique de 1.40 A. N., condensant les rayons lumineux, 
sé])arés autant (|ue possible des rayons calorilitpies. par une lentille 
directement sur le condensateur, ou stir le miroir si le microscope est 
\crtical, on arrive très facilement à remplir les conditions rcipiises par 
ce genre de photographies. Uuand on emploie des objectils de moyenne 
force (de 1/4 à 1/8), la lentille condensatrice peut être supprimée : et 
avec les faibles pouvoirs (de '2 à 1 /2) le condensateur est inutile, et la 
