1 
.lOl KXAI. DK MiriloriRAPHIE 
rrljiin*!' i»* iii()(h‘‘l(* (‘I produire une pi’ojectiou visible, (juuicpic iiisulli- 
s;ini(‘ pour iiiipressioinuM’diuis un ((‘iu|)s (ivs eoui l l:i pbupie seu-ildc (i ). 
Api-è? eeln, ou idluiuo l(î fuliuicoioii, el rimpi'essioii se fjiil peudaiit la 
courte durée de l’éclair. La teeliui(jm‘ d(‘ eetle illuiuiuation rcidcrnie 
eu elle; iiiénio l'ificuiivéfiiéiit de n(‘ pas être* sii.-eeptible de graduation : 
or eu observant au mieroseoj)e un (d)jet (pieleoiupie à la lumière d’une 
lampe, on pi'ut très diriieilement l’airi' eoïneider l’inllammation du l'ul- 
mieoton avec un mouvement de l’objet observé, et en outre il faut avoir 
un aide (pli se cbarge d’allumer le mélange. Voilà pouripioi j’ai essayé 
un système beaucoup plus ])rati(pic et (pii n’a ])as besoin d’aide, tout 
eu pouvant servir au moment voulu. 
Pour eela il suriira de mettre un obturateur (|uelconquc devant le 
tube du porte-lumière, et d’en manoeuvrer le déclanchement à raid(‘ 
d'un tube en caoutchouc aussi long (ju’on \oudra. 
(ÀRte méthode, (pii donne de très bons résultats comme illumination, 
est déreetueuse en ce sens (ju’il faut, ou se servir d’une autre source 
d(‘ lumière ])our éclairer le microscope ])cndant la mise au point, ou 
bien aj)rès avoir tout arrangé, appliquer l’obturateur au jiorte-lumière. 
ce (pii impliipic des manupilations incommodes ])üur l’opérateur. Mais 
cet incoiiNénient jiourrait n’avoir ({ii’une médiocre importance, si on 
arrivait à [iroduirc de bons négatifs dans les cas plus intéressants de 
la micropbotographic rapide. Or, c’est justement le contraire ({ui arrive. 
Ouand on met au point sur une préparation un infusoire vivant, on se 
pcrsuad(‘ bien vite (pie cette mise au jioint change continuellement, 
|)our les moindres mouvements de l’animal; ainsi en se servant (b' 
l’éclair de Miethe, ou de l’obturateur aj)pli([ué au porte-lumière, on 
voit rimpossibilité d’obtenir une bonne image de l’animal (pii se meut, 
n’étant pas maître de le lixer à l’instant voulu, et non seulement de le 
lixer à cet instant-là, mais ce (pii est plus désagréable encore, de le 
reproduire d’aucune fa(;on, car pendant les opérations du changement 
d'i verre dépoli et de la substitution du châssis, l’animal n’est plus 
(lins le champ de la \ision du microscope. 
Ainsi, les méthodes indiquées tout à l’heure ne peuvent ser\ir ipic 
pour la l’cproduction des préjiarations complètes, où la mise au point 
reste invariable, une fois établie. Elles peuvent être utiles pour la re¬ 
production des préparations temporaires (jui ne se conservent pas au 
delà de (picl({iio3 heures ou (piclqucs jours ; mais on ne peut pas s’en 
ser\ir pour les microphotograjihics des organismes vivants. 
J’ai indi(pié ces méthodes en les examinant au point de vue de hr 
possibilité de l’obtention des microphotograjihies rapides ; mais rien ne 
p(‘ut égaler le système conijilet de l’appareil cpie j’ai décrit en premier 
lieu. Il en ressort (Uie la partie la plus intéressante de tout l’appareil 
(1 C'est justeiiient ainsi que :\I. Stkngi.ki.n a procédé: The preliniinary foev- 
siny is iudde icilh a diineml-oil laïnp^ aflerfrarcls exchanged for the luntcvn 
'Jour, U. Microc. Soc. 188H, Of'tobev, p. 812). 
