20(i 
JOL'RNAL DE MICROGRAPHIE 
sensible circulaire d’un secteur, calculé de façon à correspondre à 
l’ouverture de l’obturateur, et à la projection de l’iniago. Cet appareil 
pouvait remplir partiellement les conditions oîi je devais me placer ;’et, 
en fait, (piebpics tentatives réussirent assez bien ])our m’engager à 
modilici* cette chambre et à la rendre -applicable d’une façon sérieuse 
aux rccherclics (|ue je voulais ontre|)rendre. Les causes d’cri’eur et les 
défauts de la chambre do Stirn pour l’ajiplication au microscojie étîuent 
évidentes, car on ne possédait pas le moyen de mettre Limage au point, 
la chambre étant à feu lixe, et d’avoir une stabilité suflisante pour 
éviter les trépidations et les dislocations consécutives. Aussi n’ai-jc 
gardé de la chambre de Stirn (jue l’obturatcui-, compris dans la partie 
antérieure de l’appareil. Je l’ai donc fixé à la planchette d’une chambre 
obscure, analogue à celle décrite au §. I, en le jilaçant à Irottement 
dans une rainure circulaire, et en le fixant avec du ciment tout autour. 
La partie essentiellement importante c’était le châssis, à placer en 
arrière de la chambre obscure, devant glisser comme d’habitude et 
rester mobile pour la mise au point et l’obtention des images. Pour 
cela j’ai fait construire deux châssis à mouvement d’horlogerie, natu¬ 
rellement compliqués, mais nécessités par les conditions des expé¬ 
riences. • ■ • . . 
Le j)i‘emicr, à plaque sensible en verre, se compose d’une boite 
rectangulaire de 20 x 20 cm. ayant 5 cm. d’épaisseur. Lue roue métal¬ 
lique est placée au centre de la boite, et se trouve mise en mouvement 
par les ressorts d’un appareil d’horlogerie très simple, qui se trouve 
placé à l’extérieur du châssis, dans la partie postérieure. Le mouve¬ 
ment d’horlogerie est pourvu d’un échappement, réglé par un coussinet 
à air en caoutchouc, commandé par une boule à pression pneumatique. 
Dans la roue métallique se placent les plaques sensibles, assurées par 
des crochets. Elles ont la même grandeur que celles employées dans la 
chambre de Stirn ; toute cette partie du châssis est garantie contre la 
lumière par un rideau en bois noirci, qu’on place sur un encadrement 
•fait de manière à ne pas empêcher le mouvement de la roue. Ce rideau 
est percé en haut d’une ouverture circulaire de 5 cm, placée en ligne 
centrale avec l’ouverture de l’obturateur. La mise au point dans ce 
système peut s’effectuer, soit par la méthode de Moitessier, soit par la 
substitution d’un verre dépoli au châssis mécanique. Quoiiju’il faille 
cnqiloyer forcément le chercheur, on doit pouvoir régler les différences 
j)ar expérience directe. On voit, par ce (jui précède, que le châssis esi 
centré de manière à faire coïncider la partie exposée de la plaifue sen¬ 
sible, c’est-à-dire celle (|ui passe derrière l’ouverture du rideau, avec le 
trou de d’obturateur. Avec la plaque ainsi placée on peut obtenir six 
poses successives. 
Lorsque tout est disposé, c’est-à-dire quand la boîte de Stirn est fixée 
sur la chambre noire, et le châssis mis en place, on fixe dans la mon¬ 
ture de l’obturateur, au moyen d’un tube à vis, tout l’appareil chercheur 
décrit au j)aiagra|)he précédent. 
