JOrRNAL DE MICROGRAPHIE 
De cette manière, il sciait aisé de clislin^mer ces glolmles les uns 
des autres, sauf les deux premiers ; et ce serait possible dans ce cas 
si l’on était sûr (pi’on opère sur des globules moyens, et certain, ce 
(pli est bien j)lus douteux, (pie les moyennes elles-mêmes ne peuvent 
pas varier assez jiour combler la petite distance cpii les sépare. 
Uuebpi’un qui pourrait subdiviser à l’œil les plus petits espaces en 
dixièmes, pourrait lire en millionièmes de pouce ou en quarantièmes 
de ;j. ; mais peu de personnes sont en état de dépasser, avec avantage, 
les mesures ([ue donnent les espaces en lignes lines. (Celles-ci paraissent 
encore assez espacées pour (pi’on jiuisse en estimer le (piart 'ou b» 
ciinjuiéme. Mais cela devient diflicile, sinon oiseux, en raison de la 
dinVaction, de la délinition imparfaite, de la différence d’éclairage entre 
l’échelle et l’objet, de la parallaxe provenant de la trépidation aussi bien 
de l’instrument que de l’observateur, et de l’erreur visuelle dans 
l’établissement du contact optique entre le bord de l'objet et la ligne 
(pli sert de point de départ jiour la mesure, (’.es éléments apjiortent une 
grosse équation personnelle dans ce cas, et ils varient beaucoup sui¬ 
vant l’habileté des opérateurs et la qualité de leur matériel. 
(ie qui précède est destiné à montrer ce (jiie peut faire un obser¬ 
vateur habile avec un instrument bon, mais courant. — Le micromètre 
peut ])eut-être coûter une couple de dollars, et un oculaire fort, piuir 
le porter, environ deux fois autant. L’objectif nécessaire à ce travail • 
n’est ni de pouvoir ni de (pialilé extraordinaires, et un petit micros¬ 
cope stable, de bonne (jualité, muni d’un bon mouvement lent, peut 
être employé, l’allongement du tube ])ouvant même être improvisé si 
l’instrument ne porte pas de tube de tirage. Lu mouvement à vis pour 
ajuster les lignes données par l’oculaire à l’image de l’objet, ou autre¬ 
ment, une platine à mouvements mécani(jues j)our ajuster l’objet sur 
les lignes, seront d’un grand secours, mais le dernier système qui est 
fort utile et applicable aux microscopes les moins prétentieux, peut 
être réalisé maintenant pour IS dollars, et ce n’est pas un luxe mal 
placé. 
(Juand on a déterminé avec beaucou}) de soin la lecture d’une échelle 
divisée avec un oculaire, un objectif et une longueur de tube connus, 
on peut conserver ces données pour économiser le temps (|uand on 
voudra se servir de l’instrument une autre lois ; et il arrive trop souvent 
que pources éléments, on s’en rapporte, en se servant d’un micromètre, 
aux déterminations établies une fois pour toutes par un ami ou par le 
constructeur de microscojies. On ne saurait trop rappeler (jue la plus 
extrême précision et la plus grande exactitude sont nécessaires, au 
moins dans les cas d’une importance critiipie, par exemjile dans les 
recherches relatives aux crimes, et qu’on ne saurait trop les garantir 
par une comparaison attentive, à chaque fois, de l’échelle avec un 
micromètre-objectif de qualité connue, après que l’instrument est monté 
et jirêt pour l’usage. 
J 
