JOURNAL DE MICROGRAPHIE 
213 
Avec cet appareil, il faudrait un trop long tube, avec ou sans ampli- 
lieur, pour doubler le grossissement dont il est question ci-dessus et 
lire des deux-cent-millièmes de pouce (1/200000 de pouce), et davan¬ 
tage encore pour amener Téchelle à pouvoir être lue en tj., c’est-à-dire 
en unités micrométriques de 0““001 (1 /lOOO de millimètre ou environ 
1 /25400 de pouce), dans les larges divisions et en dixièmes de^j. (O -x, 1 
ou 1/254000 de pouce) dans les espaces à fines divisions. Cette 
mensuration cependant est réalisable pour ceux qui ont ce luxe relati¬ 
vement rare de posséder un objectif de 1/20 de pouce, ou plus fort 
encore, avec rinstrument convenable, et ce qui est plus rare encore, 
assez d’habileté pour s’en servir avec avantage. 
Dans ce cas, le globule du sang de mouton, s’étendra depuis la ligne 
4 jusqu’à la S'" division de l’espace a, ce qui donne 4 [j. et 8 dixièmes 
de c’est-à-dire : 4 [x, 8. 
Le globule du sang d’homme s’étendra depuis la ligne 2 jusqu’à 
^4^" division de l’espace b, c’est-à-dire sur une longueur de 7 divi¬ 
sions larges et 4 fines, ce qui donne une lecture de: 7 4. Les 
chiffres supérieurs représentent des dizaines à partir de b, comme les 
chiffres inférieurs des dizaines à partir de a. 
Des objets plus gros iraient plus loin au-delà de 10 ou en deçà; 
mais il vaudrait mieux revenir à un grossissement moins considérable 
que de tenter des mensurations fines près du bord du champ. Mais les 
habiles pourront employer un autre micromètre, comme il suit, avec 
ces mêmes forts grossissements. 
Le micromètre à réticule ou à fil d’araignée, appareil plus simple, 
mais de construction laborieuse et coûteuse, exigeant un opérateur 
habile avec un stand lourd, est affranchi de ces limites et de beaucoup 
préférable quand il s’agit d’une mesure très line. Son échelle peut être 
disposée de manière à lire des millionièmes de pouce aussi facilement 
(jue des centièmes, tandis que les deux lignes mobiles en fil de platine 
ou de toile d’araignée, laissant le champ pratiquement libre et se mou¬ 
vant dans le champ plus plat de l’oculaire achromatique positif, peuvent 
être amenées sur les bords de l’image à mesurer avec une extrême 
précision» 
L’efficacité pratique de cette méthode, dans des mains exceptionnel 
lement habiles, d’après une moyenne prise sur un grand nombre 
d’opérations sur des objets très favorables, peut aller, comme on le 
sait depuis longtemps, jusqu’à mesurer 1/300000 de pouce. L’auteur 
a souvent atteint cette limite dans des recherches de micrographie 
légale, et il semble qu’il n’y a pas de raison pour qu’on ne puisse pas 
la dépasser ; 
D* R. H. WARDi 
