JOURNAL DE MICROGRAPHIE 
433 
(Jes petits modèles est exécutée avec la perfection et la solidité qui de¬ 
puis si longtemps ont rendu cette maison célèbre. 
Parmi les nouvelles formes de microscopes, je citerai seulement le 
magnifique microscope minéralogique, grand modèle, exécuté sur les 
plans et avec le contrôle de 31. E. Bertrand, grand modèle qui répond 
à tous les besoins de l’étude optique et micrographique des minéraux 
et que j’ai décrit avec détails dans' ces colonnes lorsque, les construc¬ 
teurs l’ont mis dans le commerce, il y a quelques années. C’est, d’après 
31. le prof. 3Iallart, de l’Ecole des Mines, le meilleur des instruments 
construits spécialement pour ce genre de travaux. 
Ce grand modèle minéralogique est doublé d’un moyen modèle, exé¬ 
cuté sur les mêmes principes, avec la même précision, et qui peut ren¬ 
dre à peu près les mêmes services. ^ 
Le microscope bactériologique mérite aussi une mention spéciale ; 
tout le monde le connaît maintenant, il est dans tous les laboratoires, 
en France aussi bien qu'à l’étranger. C’est, à mon avis, l’instrument 
le meilleur et le plus commode qui ait été construit parce qu’il réunit, 
grâce à sa platine « rotative », à sa sous-platine, armée de l’éclairage 
Abbé ou Dujardin perfectionné, les qualités des microscopes de forme 
française aux avantages des microscopes de forme anglaise. C’est ce 
que j’ai tenté de faire autrefois en construisant le modèle que j’ai 
appelé « Continental ». 
Le microscope bactériologique a été décrit aussi dans ce journal, je 
n’y reviendrai pas, bien qu'il ait reçu depuis de notables perfectionne¬ 
ments de détails.. 
A côté de ces instruments se trouvent les appareils de polarisation 
avec cercle divisé, munis, au lieu de prismes de Nicol, de prismes de * 
Prazmowski, dont le champ est considérablement plus grand. 
Puis, la chambre claire que l’on connaît, l’oculaire spectroscopique 
qui n’a plus besoin de description, et l'oculaire binoculaire stéréos¬ 
copique de Prazmowski, s'adaptant sur tous les microscopes sans dou¬ 
ble tube. 
L’héliostat de Prazmowski, le plus ingénieux, le plus commode et le 
moins coûteux de tous les héliostats, figure aussi à côté des micros¬ 
copes, ainsi que le monocle et le binocle pour sextants, du capitaine de 
vaisseau de Magnac, pouvant s’adapter à tous les instruments. 
Enfin dans la classe 12, 3IM. Bézu-Hausser exposent leur bel appa¬ 
reil pour la micro-photographie, dont j’ai donné la description il y a 
quelques mois et qui me parait le mieux compris et le mieux établi pour 
le but auquel il est destiné et dont le prix est relativement peu élevé. 
J’arrive aux objectifs de microscope. La série exposée par MM. Bézu, 
Hausser et est absolument magnifique et j’en puis parler avec con¬ 
naissance de cause, les constructeurs ayant bien voulu m’autoriser à 
les examiner. 
Il y a d’abord la série d’objectifs à sec et sans correction qui est, je 
pense, connue de tout le monde. Commençant au n° 0, qui a 3 pouces 
