528 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE 
résolue en j)erles, aussi nettement que nous voyons XQPleurosigma^wQc. 
les meilleurs objectifs que nous possédons, et cependant ces perles sont 
bien plus rapprochées (jue nous l’avaient fait croire nos résolutions 
incomplètes antérieures ; les mensurations répétées (|ue nous venons 
de faire sur nos photogrammes montrent que nos Amphipleura ont 
3,000 stries transversales et cinq mille stries longitudinales, par milli¬ 
mètre. 11 ne fîiut donc point s’étonner si, antérieurement, nous eûmes 
tant de diflicultés à mettre ces perles en évidence. 
Mais ce n’est que pour .ces ])erles que l’objectif exige l’éclairage 
obli(|ue. Tous les autres test difliciles, le Vanheurchia crassinervis 
Breb. (FrustuUa saxonioa), le Surh^ella gemma et môme les stries 
transversales de VAm 2 )hipleum, se résolvent dans l’éclairage axial. 
Le Pleurosigma angulation montre des détails nouveaux qui sont 
encore à étudier. En examinant sans l’oculaire, on aperçoit onze 
spectres, soit donc cinq spectres intermédiaires nouveaux. 
Uuebpies bactéries qui ont été examinées ont montré des détails 
nouveaux comme il fallait s’y attendre. Il y aura là probablement bien 
des études à refaire. 
La luminosité de l’objectif est extrême. Nous avons obtenu de vigou¬ 
reux clichés de perles {\qVA mphipleio^a (grossissement 1500 diamè¬ 
tres, lumière monochromatique solaire) en six minutes, tandis qu’avec 
les apochromatiques antérieurs il fallait au moins dix minutes pour 
1000 diamètres dans la lumière ultra-oblique. 
Il n’existe jusqu’ici que trois exemplaires de cet objectif réellement 
merveilleux; deux d’entr’eux, l’impour tube continental, l’autre pour 
tube anglais, sont ici entre nos mains et nous ont permis de faire des 
recherches extrêmement intéressantes. Le troisième va être confié à 
M. le Docteur Koch, de Berlin, et va, nous en sommes certain, donner 
des résultats précieux entre les mains de cet habile bactériologue. 
En somme, nous croyons sincèrement que la nouvelle combinaison 
de MM. Zeiss est le digne couronnement pratique des longs travaux théo¬ 
riques de l’illustre professeur Abbé qui, depuis quinze ans, a si heureu¬ 
sement mené le microscope dans d’autres voies et a, avec une patience 
infatiguablc, fait réaliser praticjuement tout ce cpi’indiijiiait la théorie. 
Eeu le D" Cari Zeiss et son fils, le D’’ Boderich Zeiss, qui ont si hahile- 
ment exécuté pratiquement les conceptions de leur savant collabora¬ 
teur, méritent aussi tout éloge; ils ont, à eux trois ensemble, plus fait 
pour la micrographie dans ces (juinze dernières années qu’il n’avait 
été réalisé ])endant le demi-siècle précédent. Nous espérons que le 
« Journal de Micrographie » pourra reproduire phototypiquement 
une de nos épreuves perlées iJ"Amp)hipleura. C’est, maintenant, le 
critérium du microscope actuel et qui correspondrait au :21° groupe de 
Nobert si celui-ci avait été prolongé aussi loin. 
1)*^ IL V Heurck. 
Professeur-Directeur du Jardin Botanique d’Anvers. 
