JOURNAL DE MICROGRAPHIE 
244 
sont employés pour porter le tube du corps, et la platine est un hé¬ 
misphère mobile dans une coupe hémisphérique, instrument spéciale¬ 
ment inventé pour l’examen des gros échantillons de métal qui ne 
peuvent pas être facilement étudiés avec un microscope ordinaire. 
La facilité de mouvements réalisée par l’articulation à boule sem¬ 
blerait avoir attiré l’attention des inventeurs d’applications microscopi¬ 
ques dans chacune des générations qui ont suivi l’introduction qui en a 
été faite par Hooke. Pour les petits accessoires, quand la question de 
levier n’est pas à considérer, cette articulation convient, quoique son 
emploi demande, en général, plus d’adresse de main qu’il n’en faut avec 
le mécanisme ordinaire à pivot. Mais elle ne doit pas être employée 
comme principal support au mouvement d’inclinaison du corps d’un 
grand microscope. Même lorsqu’elle est munie d’un puissant écrou 
d’arrêt, comme celui qu’a inventé Goring, on risque toujours que, 
quand l’écrou est relâché, l’instrument culbute, par une négligence 
dans le maniement. 
Hooke explique aussi minutieusement la construction de la platine 
objective : 
« Pour placer l'Objet, j'ai adopté la disposition suivante : à l’extrémité d’une 
petite Règle ou Glissière en cuivre H H j’ai fixéune Plaque ronde 1 I qui pouvait 
tourner en rond autour de son Centre K et allant à frottement uu peu dur pou¬ 
vait rester fixe dans une position choisie. Sur un de ses côtés était adapté un 
pelit Pilier P, haut d’environ trois quarts de pouce et portant vers son sommet 
une petite Epingle de fer M dont l’extrémité (pointue) arrivait juste au dessus 
du Centre de la Plaque. A cette pointe je fixais un petit Objet et, par ces dispo¬ 
sitions, je pouvais le tourner dans toute espèce de positions par rapport à mon 
Œil et à la Lumière ; car en tournant la petite Plaque autour de son centre, je 
pouvais le mouvoir dans un sens et en tournant l’Epingle M je pouvais le mou¬ 
voir dans un autre seus, et cela sans déplacer du tout le Verre ou au moins 
très peu. La Plaque pouvant être portée dans toutes les parties du piédestal (ce 
qui dans bien des cas est utile) et fixée aussi dans chaque Position au moyen 
d’une Noix N vissée autour de la partie inférieure de la Colonne C C. » (lb\d). 
Cette platine me semble établie d’après les idées pratiques, idées 
qui n’ont été dûment appréciées que de nos jours, comme le prouve 
l’application maintenant générale de la platine rotative que nos ancê¬ 
tres ignoraient presqu’entièrement. Cette règle fixée par un écrou sur 
la base du microscope était un support admirablement stable pour la 
platine rotative et bien supérieur à la majorité des systèmes de platines 
inventés avant que celui d’Oberhæuser fut appliqué (vue 1850). 
llooke ne parait pas avoir été satisfait des lentilles qu’il employait. 
Il dit : « Les verres que j’ai employés étaient de notre fabrication 
anglaise, mais quoique des meilleurs de leur genre, ils étaient cepen¬ 
dant bien loin de ce qu’on pourrait attendre si l’on trouvait le moyen 
