JOURNAL DE MICROGRAPHIE 
339 
1755, Baker a donné deux croquis représentant les deux faces de l’un 
de ces microscopes dans son Employment for the Microscope 
(PI. XVII, fig. 7 et 8, p. 454-456). où mes figures 19 et 20 ont été 
copiées. 
Le cabinet et les microscopes ont disparu de la Société Royale. 
Voici la description de Baker : 
« L’œil doit être appliqué du côté fig. 7 (notre fig. 19). La partie plate A est 
composée de deux minces lames d’argent fixées ensemble par de petits rivets 
Kig. 21 
Fig. 22 
Microscope de Leeuwenhoek 
bbbbbb Entre ces lames une très petite lentille bi-convexe est placée dans une 
douille et un trou est percé dans chaque lame pour que l’œil regarde à travers, 
en c. Une tige d’argent d, est fixée aux lames de ce côté par une vis e qui les 
traverse toutes les deux. Une autre partie de cette tige qui s’y attache à angle 
droit, passe sous les lames et sort de l’autre côté, en f, fig. 8 (notre figure 20). 
A travers cette partie monte directement une longue vis à pas fin g qui tourne 
dedans et élève ou abaisse la platine /Usur laquelle est une grosse pointe i pour 
porter l’objet; celle-ci tourne sur elle-même à l’aide d’une petite poignée k. 
Et la platine, avec la pointe qu’elle porte, peut-être éloignée de la lentille gros¬ 
sissante ou rapprochée par une petite vis L qui, traversant horizontalement cette 
platine et portant contre la lame postérieure de l’instrument, recule la platine 
quand il en est besoin. L’extrémité de la longue vis g traverse la platine en ra(?) 
et s’y termine en rond, mais elle n’agit pas comme vis. le filet ne se prolon¬ 
geant pas aussi haut. » 
Grâce à l’obligeance du professeur Hubrechr, de l’Université 
d’Utrecht, je puis donner les figures d’un des microscopes de Leeu- 
