28 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
donnent les moyens de déterminer le contour limite des pinceaux de 
rayons par lesquels sont formées les images de l’objet. 
Là-dessus encore sont basées théoriquement des propositions d’appli¬ 
cation générale concernant ce qu’on appelle le pouvoir pénétrant du mi¬ 
croscope et concernant l’influence que la diffraction de la lumière, passant 
à travers l’ouverture de l’objectif, exerce sur la peinture microscopique ; 
et, par-dessus tout, concernant les conditions qui influent sur l’éclat de 
cette peinture, le modus operandi des différentes méthodes d’éclairage, 
ainsi que les diverses applications de ces méthodes. D’autre part, l’ob¬ 
servation actuelle de ces images de l’ouverture, conduite avec des appa¬ 
reils appropriés, fournit des moyens additionnels pour étudier l’objet, 
parce que dans ces images de l’ouverture on verra la trace de chaque 
rayon qui, venant de l’objet, entre dans le microscope suivant une direc¬ 
tion quelconque. Par exemple, les parties brillantes d’une « image d’ou¬ 
verture » (c’est-à-dire la première formée, après avoir traversé les len¬ 
tilles, dans le plan focal supérieur de l’objectif) indiquent les divers 
pinceaux qui viennent de l’objet et forment l’image. D’où un changement 
produit par l’action delà substance de l’objet lui-même sur les rayons, no¬ 
tamment une déflexion de ces rayons, sera aussitôt reconnu par un chan¬ 
gement correspondant dans l’image de l’ouverture. Ce fait trouvera de 
nombreuses applications et sera d’ailleurs discuté dans le chapitre sui¬ 
vant. 
L’étude de ces images de l’ouverture conduit à des résultats variés, dé- 
pendant, pour leur plein développement, d’un principe qui constitue en 
même temps une loi d’une application fructueuse dans toute la théorie du 
microscope et qui peut être formulée ainsi : 
Quand un objectif est parfaitement aplanatique pour un de ses plans 
focaux , chaque rayon provenant de ce foyer coupe le plan du foyer conju¬ 
gué en un point dont la distance linéaire à l'axe est égale au produit de la 
distance focale équivalente de F objectif multipliée par le sinus de F angle 
que ce rayon fait avec l'axe. 
Comme celte condition doit être réalisée dans tout instrument correct, 
pour l’objectif comme pour la partie optique tout entière du microscope, 
la formule donnée ci-dessus établit une relation de quantité entre l’angle 
d’ouverture du microscope et le diamètre linéairé des images de l’ouver- 
rure au-dessus de l’objectif et de l’oculaire. Déplus, il est possible ainsi 
par une mesure micrométrique de la position qu’occupe, dans le plan 
focal supérieur de l’objectif, la trace d’un rayon, de détermine]-la direction 
qu’il a prise avant d’entrer dans le microscope. Conséquemment, les images 
de l’ouverture formées au-dessus de l’objectif, lorsqu’on les examine avec 
un micromètre oculaire convenable, peuvent servir à mesurer la diver¬ 
gence qu’éprouvent les rayons venant de l'objet. 
Y. — En premier lieu, nous avons besoin d’une exposition plus carac¬ 
téristique (que celle qui nous est fournie par le diagramme schématique 
