242 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
31. Schieck, de Berlin, construit des modèles sur le type Hartnack et 
d’autres sur le type Nachet. 
Les microscopes du type Naeliet sont plus gracieux de forme et font, 
comme on dit, plus d’ effet. Où 3131. Hartnack et Prazmowski adoptent et 
conservent,, de préférence, les lignes droites, raides, anguleuses, où l’on 
Fig. 50. — Microscope binoculaire Nachet. 
sent le mathématicien, 3131. Nachct emploient les lignes courbes et arron¬ 
dies. Le pied est une tablette elliptique échancrée en fer à cheval; des 
colonnes cylindriques portent le corps de l’instrument, qui s’incline à 
volonté. La platine tournante, munie d'une plaque de glace polie, est large 
et ronde. Le tube, de 200 millimètres de haut avec le tirage, est un peu plus 
large que dans les modèles 3131. Hartnack ; il glisse dans un coulant, en 
même temps qu’il peutse manœuvrer par une crémaillère et un pignon. Ce 
système, nous l’avons dit, est commode, mais ne laisse pas subsister long¬ 
temps un centrage exact, et comme le mouvement lent ne s’opère pas sur 
un axe prismatique mais sur une tige cylindrique, le centrage, déjà peu 
assuré par la disposition du mouvement rapide dans un coulant, n’est pas 
