JOURNAL DE MICROGRAPHIE 
243 
maintenu plus sûrement dans la colonne. Le diaphragme est constitué aussi 
par un tube que l’on coiffe de capsules forées et qui est porté sur un levier 
excentrique ce qui permet de le retirer sur le côté, en dehors de la platine, 
pour établir l’éclairage oblique et de le ramener dans l’axe optique où il est 
fixé par un ressort formant arrêt. Ce système est aussi excessivement com- 
Fig. 61. — Microscope grand modèle, A. Chevalier. 
mode mais peu précis. Enfin, le miroir porté sur un bras à deux articula¬ 
tions est mobile dans toutes les directions. 
Mais, ainsi que nous l’avons dit antérieurement, M. Nachet a adapté à 
son grand modèle quelques-unes des dispositions particulières aux micros¬ 
copes anglais. C’est ainsi que la platine, outre son mouvement de rotation 
concentrique (mouvement dans lequel elle entraîne le corps de l'instrument, 
ce qui ne se produit pas dans les microscopes anglais), est mobile dans son 
plan dans deux sens rectangulaires, grâce à deux systèmes de vis micro- 
