332 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
porte sur son contour un limbe divisé en degrés et denté, lequel s’engrène 
avec un pignon commandé par un bouton moleté. En tournant ce bouton, 
on imprime, sans nuire au centrage, au cylindre du substage, et par con¬ 
séquent à l’appareil qu’il contient, un mouvement de rotation sur 
son axe. 
Cette sous-platine se monte, d’ailleurs, à l’aide d’une crémaillère, soit 
dans la tige qui porte le bras du miroir, soit dans une pièce placée en 
avant. Un pignon permet de l’élever ou de l’abaisser suivant le besoin. Elle * 
varie peu de forme, mais, dans les instruments de M. Crouch, la pièce qui 
la porte peut être rejetée latéralement à l’aide d’une articulation visible 
dans la figure 70 (où la sous-platine est munie d’un condensateur achroma¬ 
tique). On peut ainsi, sans démonter ni substage, ni condensateur, 
dégager entièrement le dessous de la platine pour produire l’éclairage 
oblique avec le miroir. 
De même qu’un même diamètre et un même pas de vis ont été adoptés 
par tous les opticiens d’Outre-Manche pour leurs objectifs, un calibre 
uniforme a été établi par eux pour la sous-platine ou substage de 
tous les instruments de première et souvent aussi de seconde classe. 
La sous-platine qui n’existe, pour ainsi dire, pas dans nos instru¬ 
ments est, au contraire, une des pièces importantes des microscopes 
anglais, et, en examinant ultérieurement les microscopes américains, nous 
verrons quel parti les constructeurs du Nouveau-Monde, MM. Toiles, 
Zentmayer, Gundlach, etc., en ont su tirer. 
Cependant, nous devons ajouter qu’un habile constructeur allemand, 
31. C. Zeiss, d Iéna, a, comme nous l’avons déjà dit, adapté à son grand 
modèle (N° 0) une véritable sous-platine. Cet instrument n’a pas, d’ailleurs, 
les dimensions des microscopes anglais, il mesure, tous tirages dehors, 
38 centim., comme les nôtres. Mais, sous le côté gauche de la platine, est 
fixée verticalement une tige garnie d’une crémaillère sur laquelle, à l’aide 
d’un pignon à bouton moleté, monte et descend un écrou qui porte lui- 
même un bras horizontal à charnière. Ce bras sert de support à une sous- 
platine qu’on peut amener sous l’ouverture de la platine, où elle est fixée 
par un ressort et un arrêt, ou en écarter sur le côté de l’instrument. Cette 
sous-platine est un cadre circulaire muni de vis rectangulaires servant à 
centrer les appareils qu’on pourrait y placer. Dans l’état actuel, cet appareil 
ne reçoit que le cône tronqué constituant le tube porte-diaphragme. Mais 
on comprend qu’on pourrait remplacer ce tube conique par un cylindre 
contenant un condensateur, un paraboloïde ou tout autre accessoire ; il 
suffirait pour cela de faire construire quelques petites pièces additionnelles. 
Quant à l’excellent condensateur du U r Abbé, que construit M. Zeiss, on 
sait qu’il ne se morne pas sur la sous-platine, mais se substitue au miroir, 
attendu qu’il possède lui-même un miroir qui lui est fixé à demeure, la 
sous-platine étant écartée sur le côté. 
Quant au miroir des microscopes anglais, il est ordinairement porté par 
un bras à double articulation, et monté sur un coulant qui glisse à frotte- 
